Beoharhtuviirii lihcr (J/e SrhntzuuipgoKiuigh'it an JIa((ss.sf(lbeii. (p. 93) 181 



Ikiin Nivellement lassen sich die von der Intervallstelle abhängigen 

 Felller redueiren durch Anwendung der Scalen verschielmng um 'A, •''^ (^Vende- 

 latte). sowie durch Anbringung einer Xebentheilnng mit Halbintervallen, sowie 

 symmetrischer Figuren in den Feldgrenzen (z. B. kleiner schwarzer Kreise). 



6) Die Cienauigkeit des Einsteilens des Fernrohrtadens auf die Feld- 

 mitte der Scaleneinheiten entspricht der der Mittenschätzung, sie ist dem- 

 entsprecliend etwa doppelt so gross, als die durch Schätzung der zut'ällio-en 

 Fadenstellung zu erzielende. — Die gleiche Beziehung für die Genauigkeit 

 dieser beiden Schätzungsmetlioden wurde unabhängig von den Fernrohrbeob- 

 achtungen für Einstellen und Ablesen der Libelle gefunden. 



7) Bei Anwendung der einfachen roth- weissen Felderscala ist die 

 Schätzung im rothen Felde ungenauer als im \Aeissen Felde, und zwar wächst 

 dieser Genauigkeitsunterschied mit abnehmendem Intervall. Die Grösse des 

 mittleren (4esammtschätzungsfehlers ist jedoch für die verschiedenen Scalen- 

 arten, d. i. der Doppelfeldscala, der Strichscala und der einfachen Feldscala, 

 naiiezu gleich. Für den Gebrauch der Technik empfiehlt sich am meisten die 

 einfache Feldscala. Es ist jedoch vortheilhaft, eine matte (Trundfarbe für das 

 farbige Feld zu verwenden und bei Anwendung von Weudelatten die Scalen- 

 verschiebnng derart anzuordnen, dass die Schätzung sowohl im weissen, wie 

 im correspondirenden rotiien Felde (Vor- und liückseite der Latte) erfolgen 

 kann, um damit den Einfluss des Feldhintergrundes nach Möglichkeit zu eli- 

 miniren. 



8) Ans der in 1) ausgedrückten allgemeinen Fehlerbeziehung folgt, dass 

 für dasselbe Fernrohr die Schätzungsgenauigkeit umgekehrt proportional der 

 Quadratwurzel der absoluten Intervallgrösse wächst; demzufolge gewährt die 

 Va cm-Theilung eine ungefähr P , Qi^l so grosse Genauigkeit, wie die Centi- 

 nietertheilung. Da jedoch die ^U cm-Theilung bei kleinen ^'ergrösserungen 

 (unter 30 fach) und grösseren Entfernungen (über 70 m) zu kleine scheinbare 

 Intervallgrössen bietet, so ist für die wechselnden Verhältnisse der Technik 

 eine Centimeterscala mit den unter 5) und 7) angegebenen Anordnungen vor- 

 zuziehen. 



9) Für dieselbe Scala und dasselbe Instrument wächst, so lange das 

 Bild scharf und deutlich sichtbar bleibt, der mittlere Gesammtschätzungsfehler 

 mit der Quadratwurzel aus der Entfermnig. 



