186 



Dr. C. Reinhertz, (p. 98) 



nur die allgemeinen Gesichtspunkte für die rationelle Zusammenstellung ge- 

 eigneter Werthe von A und V andeuten. Als niaassgebend für die Genauigkeit 

 des Verfahrens ist also der Visurfehler angenommen, und die Libellenconstante 

 soll so bemessen werden, dass sie denselben zwar nicht wesentlich erhöhen 

 kann, dagegen sollen aber auch nicht unnöthiger Weise übermässig emptindliche 

 Libellen verwendet werden, welche nur die Arbeit erschweren, ohne irgend 

 einen Vortheil zu gewähren. 



Legen wir tlir die Libellenconstanten die in der Zeitschrift für Instru- 

 mentenkunde 1890, Seite 359, vorgeschlagenen „Nummern" zu Grunde, so 

 würde man danach etwa Instrumentwerthe erhalten, wie sie in der folgenden 

 Zusammenstellung (Tabelle H) aufgeführt sind. 



Tabelle 44. 



Nach diesen Normalen könnten im Allgemeinen die Instrumentconstanten 

 bemessen werden: will man das Instrument lediglich zum Nivellirverfahren mit 

 Einstellen der Libelle benutzen, so combinire man innerhalb der angedeuteten 

 Grenzen die stärkere Vergrösserung mit der stärker gekrümmten Libelle, da 

 für das Verfahren der Libelleneinstellung nach den früher mitgetheilten Fehler- 

 beziehungen wegen der stärkeren Kichtkraft der Libellen mit grösserer y\ngabe, 

 der Fehler verhältnissmässig klein und die Einstellung leichter ist. 



Zur Vergleichung seien den in der Tabelle 44 angeführten Instrument- 

 werthen diejenigen einer Anzalil von Instrumenten (vergi. Tabelle 3) des hiesigen 

 geodätischen Institutes in der folgenden Tabelle 45 gegenübergestellt. 



Man ersieht daraus die ganz regellose Anordnung der Gonstanten. 



