Beohnchfunfien ähcr dir SchätzuHfjSfioicudßleit au Maasssfäht)i. (p. 103) IUI 



nicht von einander unabliäno;ig geschehen kann, dass vielmehr die Libelle in 

 dem Moment abgelesen Averden miiss, in welchem der Faden eingestellt ist. 

 Diese Schwierigkeit wird aber sofort beseitigt, wie man die Fadeneinstellung 

 von der Bewegung der Libelle unabhängig macht, also die Kinstellung des 

 Scalenpunktes mit einem beweglichen Faden unter Einführung eines Ocular- 

 mikrometers vornimmt. Die Anwendung von Instrumenten nach diesem Con- 

 R.tructionsprincip ist nicht neu. 80 sind z. B. schon dahingehende Versuche 

 beim schweizerischen Präcisionsnivellement ') gemacht, aber wieder aufgegeben 

 worden, weil die Genauigkeit der Einstellung des Fadens nicht der der Ab- 

 lesung der zufälligen Fadenstellung gleich kam. Dieses Urtheil der sehweize- 

 i-ischen Nivelleure trifft alier nach meiner Ansicht nicht das Princip, sondern die 

 nur mangelhafte Ausnutzung des richtigen Pi-incips. Es win-de der bewegliche 

 P'aden des Mikrometers auf die Feldgrenze eingestellt und dabei jenes un- 

 günstige Resultat im Vergleiche zur Ablesung gewonnen. Eine günstigere 

 Beobachtung ist schon die Einstellung auf die Feldmitte, wie sie bei dem 

 holländischen Nivellement und dem des preussischen geodätischen Instituts 

 angewendet Avurde. Will man das Xivellirverfahren auf die höchste Leistungs- 

 fähigkeit bringen , so muss man auch die günstigsten Vorbedingungen für 

 dieses Verfahren zu Grunde legen, man darf nicht einen Faden auf die Grenze 

 zweier Theilungsfelder einstellen, sondern es muss der bewegliche Faden ein 

 Doppelfaden '^) sein, und es müssen die Theilungslinien einer Strichscala in 

 diesen Doppelfaden eingestellt werden: es muss also Strichscala und beweg- 

 licher Doppelfaden angewendet werden, und die Dicke der Scalenstriche, die 

 scheinbare Stärke des festen Fadens und der scheinbare Abstand der Doppel- 

 fäden so bemessen sein, dass dieselben für die vorkommenden Zielweiten 

 (eventuell unter Benutzung zweier Oculare entsprechender Vergrösserung) gün- 

 stige Einstellungsbedingungen gewähren •^). Die Scalenintervalle müssen ferner 

 so bemessen sein, dass die mikrometrisch zu messenden Abstände nur so weit 

 von der Mitte des Gesichtsfeldes liegen, dass der Eintachheit wegen noch mit 



1) Nivellement de pvecision de la Suisse, 1867, p. 19. 



ä) Eutsprechend dem Yerticall'adeu des Theodolits. 



**) Vergl. „Förster, Ueber die Beziehimg zwischen der Vei'grösserung der Mikroskope 

 und der (renaiiigkeit der mikrometrisclien Messungen", mitgetheilt Zeitschr. fiir Vermw. 1880, 

 Seite 117. 



