45 - 



III. 



lieber ein Normal-Aräometer 



zur Bestimmung des specifischen Gewichtes von 

 Flüssigkeiten zwischen 0,650 — 2,000 und darüber. 



Von Dr. B. Hirsch, 



Apotheker z. Z. in Giefsen. 



Die Unvollkommenheiten, welche den zur Bestimmung 

 des specifischen Gewichtes von Flüssigkeiten bisher gebräuch- 

 lichen Instrumenten nach verschiedenen Richtungen und in 

 mehr oder minder hohem Grade eigenthümlich sind , hatten 

 in mir den Wunsch nach Herstellung eines vollkommeneren 

 Instrumentes erweckt. 



Durch langjährigen Gebrauch mit den Vorzügen und 

 Mängeln der verschiedenen Systeme wohl vertraut, erwartete 

 ich die mögliche Verwirklichung meines Wunsches nur von 

 solchen Instrumenten, welche aus dem absoluten oder relativen 

 Gewicht eines unveränderlichen Volumens von Flüssigkeit 

 deren specifisches Gewicht ermitteln lassen ; und zwar konnte 

 ich mich in Rücksicht auf die allgemeinere Anwendbarkeit und 

 namentlich auf die Bedürfnisse der Pharmacie nur für die- 

 jenigen unter ihnen entscheiden, welche das bestimmte Flüs- 

 sigkeitsvoluraen niclit in einem Hohlraum aufnehmen, wie die 

 sog. Grammflaschen oder Piknometer, sondern welche, wie 

 eine gewisse Classe von Senkspindeln, durch Eintauchen eines 

 Körpers von ganz genau bekanntem, unveränderlichem Volumen 

 die entsprechende Flüssigkeitsmenge verdrängen und zugleich 



