— 46 — 



dem Gewichte nach bestimmen. Solche Instrumente sind von 

 Fahrenheit, Nicholson, Wittstock, Mohr, West- 

 phal u. A. construirt, bezüglich modificirt worden, bleiben 

 aber mehr oder minder hinter den Anforderungen zurück, 

 welche ineines Erachtens heutzutage gestellt werden können, 

 und deren Erfüllung dazu berechtigen würde, dem entsprechen- 

 den Instrument den Namen eines Normal- Aräometers beizu- 

 legen. Diese Anforderungen sind folgende : 



das Material des Instrumentes darf von keiner der zu wä- 

 genden Flüssigkeiten angegriffen werden ; 

 die zwischen 0,650 — 2,000 liegenden specifischen Gewichte 

 müssen bis zur dritten Decimale einschliefslich genau 

 und unzweifelhaft bestimmbar sein, und zwar nicht blofs 

 bei leichten und leichtbeweglichen, sondern auch bei 

 schweren und bei minder leicht bewegUchen Flüssig- 

 keiten ; 

 das einzutauchende Volumen mufs genau bestimmt und in 

 einer Weise markirt sein, die einen Zweifel über die 

 Tiefe der normalen Einsenkung ausschliefst ; 

 die Wägung mufs rasch ausführbar sein, auch wenn ganze 

 Reihen von Flüssigkeiten nach einander zu wägen sind; 

 im Zusammenhang hiermit mufs ebenso 

 die Reinigung, Ab- und Austrocknung rasch und vollstän- 

 dig, und auch auf mechanischem Wege leicht zu bewir- 

 ken sein ; 

 die Angaben müssen sich auf eine bestimmte Temperatur 

 und auf eine bestimmte Normalflüssigkeit von genau 

 normirter Temperatur beziehen ; 

 die zu einer Wägung erforderliche Flüssigkeitsmenge darf 

 nicht sehr erheblich sein, und 100 Ccm nicht wesentlich 

 überschreiten ; 

 die Construction mufs eine möglichst einfache, daher auch 

 die Zahl der möglichen Fehlerquellen eine nur sehr 

 geringe sein ; 

 die Prüfung aller integrirenden Theile des Instrumentes 

 mufs sich leicht und rasch ausführen lassen, und zwar 

 ohne alle anderen Hülfsmittel, als welche das Instrument 



