— 47 — 



selbst und eine jede Apotheke oder ein jedes technische 

 oder chemische Laboratorium bietet ; 



einzelne Theile, die etwa beschädigt werden oder verloren 

 gehen , müssen ohne unverhältnifsmäfsige Mühe und 

 Kosten zu ersetzen sein und nicht etwa noch andere 

 Theile mehr oder minder entwerthen ; 



die Möglichkeit von Beschädigungen, welche sich der Wahr- 

 nehmung leicht entziehen können , mufs durch die Con- 

 struction ausgeschlossen sein ; sie müssen überhaupt und 

 auch auf dem Transport nicht leicht ohne besonderes 

 Unglück und ohne grobe Ungeschicklichkeit begegnen ; 



der Preis endlich mufs ein mäfsiger und der allgemeinen 

 Anwendung in Apotheken und Laboratorien nicht hin- 

 derlich sein. 



Zu diesen Anforderungen stellen sich die bisher gebräuch- 

 lichen Instrumente etwa folgend ermaafsen : 



Das Material ist am wenigsten angreifbar bei denjenigen 

 Instrumenten, welche ganz und gar aus Glas, und zwar 

 aus guten, widerstandsfähigen Glassorten bestehen , also 

 bei dgl. Scalen- Aräometern ; sind zur Benutzung auch 

 Gewichte erforderlich , wie bei den Fahrenheit'schen, 

 Nicholson'schen, Wittstock'schen Spindeln, oder Gewichte 

 und Waagen, wie bei den Graramflaschen, Piknometern, 

 Mohr'schen und Westphal'schen Waagen , so ist eine 

 Beschädigung der Metalltheile durch etwa aus den Flüs- 

 sigkeiten aufsteigende ätzende Dämpfe möglich. Me- 

 tallene Senkspindeln , wie die Nicholson'schen sind un- 

 statthaft ; ist die directe Berührung von Flüssigkeit und 

 Metall nicht zu vermeiden , so darf das Metall nur aus 

 Platin oder Gold bestehen. 



Bestimmbar sind die specifischen Gewichte aller denkbaren 

 Flüssigkeiten mittelst der Grammflaschen undPiknometer; 

 von den leichtesten an bis zu etwa 1,9 oder 2,0 mittelst 

 der Mohr'schen und Westphal'schen Waagen ; in der 

 Regel von 0,700 bis zu 2,000 mittelst der Scalen-, von 

 0,700 bis etwa 1,9 mittelst der Wittstock'schen Aräometer. 



