— 48 — 



Die Genauigkeit der Bestimmung könnte bei allen ge- 

 nannten Insti'umenten ausreichend und annähernd gleich 

 grofs sein ; sie ist es in der Regel nicht in dem erfor- 

 derlichen Grade, oft nur ganz unzureichend bei den 

 Scalenaräometern, besonders wenn es sich um schwerere 

 Flüssigkeiten handelt. 



Das einzutauchende Volumen ergibt sich von selbst bei den 

 Scalenaräometern, ist aber bei ihnen selten mit aus- 

 reichender Genauigkeit abzulesen ; es ist gut markirt 

 bei den Wittstock'schen , nicht ausreichend bei den 

 Mohr'schen und Westphal'schen Waagen. 



Die zur Bestimmung erforderliche Zeit ist am kürzesten bei 

 den Scalenaräoraetern ; demnächst, unter Voraussetzung 

 gleicher Bekanntschaft mit den Apparaten, bei den 

 Wittstock'schen, hierauf bei den Mohr'schen und West- 

 phal'schen Waagen, am längsten bei den Grammflaschen 

 und Piknometern. Ungefähr ebenso verhält es sich 

 mit der 



Reinigung, Ab- und Austrocknung der genannten Intrumente. 

 Besondere Vorsicht erfordert die Reinigung und Trock- 

 nung der Haken und Oesen , mittelst deren die Mohr'- 

 schen und Westphal'schen Senkkörper an die Waage 

 gehängt sind, soweit sie mit der Flüssigkeit nothwendig 

 in Berührung kommen. Hohlgefäfse mit enger Oeffnung, 

 wie die Grammflaschen und Piknometer , lassen sich 

 nicht immer gut reinigen und erfordern zum Austrock- 

 nen unverhältnifsmäfsig lange Zeit. 



Da die meisten Pharmacopöen die specifischen Gewichte der 

 Flüssigkeiten bei 15'^ C. bestimmen lassen und sie auf 

 destillirtes Wasser von 15^ C. beziehen , so verdienen 

 diese Grundlagen den Vorzug vor anderen ; Abweichungen 

 davon müssen durch entsprechende Correctionen unschäd- 

 lich gemacht werden. 



Die geringste Flüssigkeitsmenge erfordern Piknometer und 

 Grammflaschen, demnächst Mohr'sche und Westphal'sche 

 Waagen, nicht unter 120—150 Ccm. die Wittstock'schen 

 und häufig noch mehr die Scalen-Aräometer. 



