— 50 — 



Beschädigungen, welche sich der Wahrnehmung leicht ent- 

 ziehen, können nicht füglich bei Glaskörpern, eher noch 

 bei Gewichten, sehr leicht aber bei Waagen vorkommen. 

 Besonders beim Transport (bei Gelegenheit von Apo- 

 theken-Revisionen an verschiedenen Orten) kann es leicht 

 begegnen , dafs ein Waagebalken eine an sich nicht 

 augenfällige Stauchung, Verbiegung oder Streckung er- 

 fährt und nun plötzlich unrichtige Angaben veranlafst. 

 Wird die Beschädigung nicht bemerkt, so kann sie fort- 

 gesetzt die verdriefslichsten Folgen haben ; wird sie be- 

 merkt, so ist der ganze Apparat bis nach erfolgter 

 Reparatur unbrauchbar. Ein besonderer Grad von Zer- 

 brechlichkeit, wie ihn sehr dünnes oder sehr sprödes 

 Glas besitzt, kann bei allen genannten Glaskörpern ver- 

 mieden werden ; einer ungeschickten Behandlung wider- 

 steht freilich auch Stahl und Messing nicht. 



Die Preise verschiedener Apparate sollen am Schlufs zu- 

 sammengestellt werden. 



Nach diesem Allem habe ich mein Ziel am sichersten zu 

 erreichen geglaubt durch Verbesserung des aus dem Fahren- 

 heit'schen oder Nicholson'schen Aräometer hervorgegangenen 

 Wittstock'schen Gewichtsaräometers, und es ist diefs meines 

 Erachtens vollkommen gelungen, nachdem Herr W. Zorn 

 in Berlin , Fabrikant von Glasinstrumenten für wissenschaft- 

 liche Zwecke, insonders auch der Wittstock'schen Aräometer- 

 spindeln, die technische Ausführung übernommen hat. 



Das neue Instrument, welches wohl mehr als irgend ein 

 anderes die Bezeichnung Normalaräometer verdient, be- 

 steht aus 



3 Glasspindeln, 



1 Satz Gewichte nebst Pincette, 



1 Thermometer, 



1 Glascylinder, 

 die in einen verschliefsbaren eleganten Kasten mit weicher^ 

 federnder Decke so eingepalst sind, dafs eine Beschädigung 

 beim Transport nicht zu befürchten steht. 



