— 4 — 



liehen Theile der Capillarröhren waren, wie aus Fig. II zu 

 ersehen ist, durch zwei Schräubchen an einen Messingwürfel 

 des Gestells festgeklemmt. Diese Art der Befestigung erwies 

 sich als sehr zweckmäfsig. Sie verhütete vollständig das 

 Undichtwerden der Piezometer, welches vor ihrer Anwendung 

 nicht immer ausgeschlossen blieb. 



Die abwärtsgebogenen Enden der Piezometercapillaren 

 lielsen sich durch kurze Schlauchstücke mit den Spitzen einer 

 aus Capillarröhren gefertigten Gabel in Verbindung setzen. 

 An den Stiel der letzteren war eine weitere cylindrische Röhre 

 angeblasen, welche eine Länge von 8 cm und einen inneren 

 Durchmesser von 1,7 cm hatte. Weshalb diese Gabel zur 

 Anwendung kam, wird später erläutert werden. 



Zur Anstellung von Versuchen wurde das erwähnte Ge- 

 stell sammt den Piezometern in ein Magnus 'sches Com- 

 pressionsgefäfs gebracht und daselbst höheren Drucken aus- 

 gesetzt, welche sich durch die Oeffnung der Gabel auch in das 

 Innere der Piezometer fortpflanzen konnten. Der Compres- 

 sionscylinder, welcher einen inneren Durchmesser von 5,5 cm 

 besafs, war soweit mit Quecksilber gefüllt, dafs die mit der 

 Birne nach unten gekehrten Piezometer bis zur Capillare 

 davon umgeben wurden. Der übrige Raum enthielt reines 

 Wasser. Bei meinen anfänglichen Versuchen erfüllte dieses 

 den ganzen Cylinder. Später fand ich es jedoch vortheilhaft, 

 dasselbe theilweise durch Quecksilber zu ersetzen. Zwar ist 

 nach den Beobachtungen von Joule bei 18^ C. die durch 

 einen bestimmten Druck erzeugte Temperaturerhöhung im 

 Quecksilber etwa doppelt so grofs als die im Wasser. Allein 

 da die specifische Wärme des ersteren nur den dritten Theil 

 und seine Wärmeleitungsfähigkeit nach F. Weber mehr 

 wie zehnmal so grofs ist als die des letzteren, so verschwin- 

 det die Compressionswärme bei der Anwendung von Queck- 

 silber rascher als bei der ausschliefslichen Benutzung von 

 Wasser. Dem starken Auftrieb , welchen die beiden Piezo- 

 meter im Quecksilber erfuhren, wurde das Gleichgewicht ge- 

 halten durch die 4 mm dicke Stange des Messinggestells, die 

 oben gegen den Deckel des Compressionsgefäfses stiefs. 



