— 6 — 



Wie bereits bemerkt, wurde aus der an PIX für eine 

 bestimmte Druckzunahme beobachteten Niveauverschiebung 

 auf die Zusammendrückbarkeit der in diesem Piezoraeter be- 

 findlichen Flüssigkeit geschlossen. Es kann aber die Niveau- 

 änderung nur dann der Volumänderung oder der Compres- 

 sibilität proportional sein , wenn die Verschiebung in einer 

 überall gleichweiten Capillare stattfindet. Ich suchte deshalb 

 in jeder der Piezometercapillaren ein möglichst cylindrisches 

 Intervall als Beobachtungsfeld aus und calibrirte es mit da- 

 ran befindlicher Skala nach der von Thiesen erweiterten 

 Neumann 'sehen Methode*). Auf der Capillare von PI 

 habe ich von 18 bis 28, auf der von PII von bis 21 die 

 zu jedem Centimeterstrich gehörigen Correctionen bestimmt. 

 Mit welcher Sorgfalt dieses geschah, möge daraus erhellen, 

 dafs um die Methode in ihrem ganzen Umfange anwenden 

 zu können, zur Calibrirung der Strecke auf PI 216, zu der 

 auf PII 920 Ablesungen gemacht wurden. Auf Grund dieser 

 Beobachtungen ergaben sich folgende Correctionstabellen : 



Hieraus sind die Correctionen für Punkte, welche nicht mit 

 einem Centimeterstrich zusammenfielen, durch lineare Inter- 

 polation erhalten worden. Von der Richtigkeit dieser 

 Tabellen habe ich mich noch dadurch überzeugt, dafs ich die 



*) Thiesen, Repert. f. Experimentalphys. 15, S. 285 bis 299, 1879. 



