- 16 — 



Versuche bei höheren und niederen Drucken auch nach wie- 

 derholtem Einfüllen einer Flüssigkeit stets dieselben Resultate. 

 Dies beweist, dafs die Trennung der Birne und Capillare, 

 durch welche vielleicht einiges Mifstrauen gegen die Zuver- 

 lässigkeit meiner Bestimmungen hätte wachgerufen werden 

 können, nicht die geringsten Fehler im Gefolge hatte. 



Die definitiven Versuche fanden auf Grund all dieser 

 Ergebnisse in folgender Weise statt. Die mehrmals mit de- 

 stillirtem Wasser ausgespülte und vorsichtig getrocknete Birne 

 wurde mit der zu untersuchenden Flüssigkeit bis zum Rande 

 gefüllt und, nachdem alle Luftbläschen aus ihr entfernt waren, 

 mit der Capillarröhre geschlossen. Vor dem jedesmaligen 

 Aufsetzen der letzteren überzog ich deren Schliff mit ein 

 wenig aus Paraffin und Vaselin bereitetem Fett und erzeugte 

 hiermit durch festes Eindrücken der Capillare in die Stöpsel- 

 öifnung der Birne einen durchaus dichten Verschlufs. Stand 

 die Lösung, wie es gewöhnlich der Fall war, in der Capillare 

 zu hoch, so konnte durch Erwärmen mit der Hand leicht 

 soviel von ihr entfernt werden, dafs sich das Niveau bei 18** C. 

 an einer geeigneten Stelle befand. Sobald dies geschehen, 

 wurde das Piezometer an dem erwähnten Messinggestell be- 

 festigt, seine Capillarröhi-e mit der von PI durch die oben 

 beschriebene Gabel verbunden und darauf das Ganze in das 

 Bad des Compressionsgefäfses gebracht. Nachdem hier die 

 beiden Piezometer die Versuchstemperatur möglichst vollstän- 

 dig angenommen, wurden sie in den Compressionscylinder 

 eingesetzt und sogleich einmal kurze Zeit comprimirt, um 

 eine etwaige Deformation der festgeklemmten Piezometer zu 

 beseitigen. Zwanzig bis dreifsig Minuten später, nachdem 

 sich die Temperatur inner- und aufserhalb des Compressions- 

 gefäfses völlig ausgeglichen hatte, konnte der Stand der bei- 

 den Flüssigkeitsoberflächen abgelesen und sodann auf 8 At- 

 mosphären comprimirt werden. Letzteres geschah, um ein 

 möglichst vollständiges Ablösen der Flüssigkeiten von den 

 Capillarwänden zu erreichen , immer sehr behutsam. Nach 

 einer Dauer von 15 Minuten wurde wieder abgelesen und 

 sogleich der Druck langsam entfernt, um nach abermals 



