Anhang I. 



Instruction 



für die 



Vornahme der Regenmessungen 



an den Regenfall-Beobachtuiig-s-Stationeii des natui'Tvisseuschaftliclien 

 Vereines für Steiermark. 



I. Beschreibung des Regenmessers. 



Der Regenmesser besteht aus einem Auffanggefässe mit dem 

 Sammelgefässe und einer Messröhre. 



Das Auffanggefäss besitzt eine kreisförmige Auffangfläche, 

 welche die Grösse von 0.05 QMeter hat. Der cyhndrische Theil 

 des Auffanggefässes ist 9.0 Cm. hoch und etwas unterhalb des 

 oberen Randes durch einen eingelötheten Draht versteift. An den 

 cylindrischen Theil setzt sich ein trichterförmiger an, der in eine 

 enge Röhre mündet, an welcher das Sammelgefäss befestigt ist- 



Das Sammelgefäss ist eine Blechflasche, welche eine Regen- 

 menge von 160 Millimeter fassen kann und in eine Messingröhre 

 endigt, die mittelst eines Bleigewichtes, welches auf den Hahn 

 wirkt, so lange geschlossen bleibt, bis der Beobachter behufs 

 Messung der Regenmenge durch Heben des Bleigewichtes den 

 Hebel und mit ihm den Ausflusshahn dreht, um das Regenwasser 

 in die Messröhre abzulassen. 



Die Messröhre ist eine in gleiche Volumtheile eingetheilte 

 Glasröhre. Die Zahlen der Theilung entsprechen der Höhe, in 

 welcher der gefallene Regen oder der geschmolzene Schnee die 

 Erde bedecken würde, wenn sich derselbe auf einer horizontalen 

 für das Wasser undurchdringlichen Ebene, z. B. auf einer hori- 

 zontalen blechernen Tasse, sammeln könnte. Da der Durchmesser 

 der Messröhre ein weit kleinerer ist, als der Durchmesser des 



