116 



III. Messung der Niederschläge. 



Die Menge der Niederschläge wird in der Regel einmal 

 des Tages gemessen mid empfiehlt sich hiezii eine Morgenstunde, 

 etwa 7 oder 8 Uhr zu wählen, wobei der in der Nacht gefallene 

 Niederschlag demjenigen des Vortages beigezählt wird. 



Die Messung wird derart vorgenommen, dass der Hahn des 

 Sammelgefässes geöffnet und das in demselben enthaltene Wasser 

 in die Messröhre abgelassen wird. Ist mehr Wasser im Sammel- 

 gefäss, als die Messröhre auf einmal zu fassen vermag, so wird 

 dieselbe genau bis zum obersten Theilstrich gefüllt, dann sofort 

 der Hahn geschlossen, die Röhre entleert, der Hahn wieder ge- 

 öffnet und das übrige Wasser abgelassen und so fortgefahren, 

 bis das Sammelgefäss gänzhch entleert ist. Man muss sich selbst- 

 verständlich genau merken oder aufzeichnen, wie oft die Mess- 

 röhre gefüllt und wie viel Wasser nach der letzten Füllung noch 

 abgelassen wurde, um die ganze Regenmenge zu erhalten. 



Das Wasser benetzt die innere Wand der gläsernen Mess- 

 röhre und steht deshalb am Rande höher als in der Mitte. Bei 

 dem Ablesen hat man deshalb nicht die Höhe des Randes, son- 

 dern vielmehr diejenige des tiefsten Punktes der Oberfläche der 

 Flüssigkeit anzugeben. 



Bei dem Beginne des Regens und bei dem Ablassen aus 

 dem Sammelgefässe in die Messröhre geht - insbesondere bei 

 schwachem kurzdauerndem Regen und nach längerer regenloser 

 Zeit — eine gewisse Menge Wasser durch Benetzung der Wände 

 verloren. Um die Regenmenge nicht zu klein zu erhalten, muss 

 man den Betrag dieses Verlustes ermitteln und als Correction zu 

 der wirklich gemessenen Menge addiren. Die Ermittlung geschieht 

 in der Art, dass man die Messröhre bis zu einem bestimmten 

 Theilstriche, z. B. bis 4.0 Millimeter füllt, dann das Wasser unter 

 möghchst vollständiger Benetzung der Wände des Auffanggefässes 

 in dasselbe entleert, die Messröhre gut austrocknet und das 

 Wasser aus dem Sammelgefässe wieder in die Messröhre ablässt. 

 Würde das Wasser nunmehr nur bis zu 3.8 Millimeter reichen, 

 so wären durch Benetzung der Wände 0.2 Millimeter verloren 

 gegangen und man hätte also bei diesem Instrumente zu jeder 

 Menge, die man gemessen hat, wenn der Regenmesser zu Anfang 



