69 



eines dem Aequator parallelen Kreises, an welchem der Stimden- 

 winkel des Fernrohres — sein Abstand vom Meridiane — ab- 

 gelesen wird. Die andere Achse trägt an einem Ende gleich- 

 falls einen eingetheilten Kreis, welcher die Declination angibt. 

 Da die Declination eines Fixsternes unverändert bleibt und sein 

 Stundenwinkel, mit Hilfe einer nach Sternzeit gehenden Uhr, fast 

 ohne Rechnung gefunden wird, ist bei dieser, unter dem Namen 

 der parallaktischen bekannten Aufstellung, auch das Auffinden 

 dem unbewaffneten Auge unsichtbarer Sterne leicht zu bewerk- 

 stelligen, und bedarf es, um den Stern im Gesichtsfelde zu er- 

 halten nur einer langsamen Bewegung des Fernrohrs um seine 

 Stundenachse. Um die Bewegung durch die Hand des Beobach- 

 ters, welche namentlich bei Anwendung starker Vergrösserungen 

 misslich ist, entbehrlich zu machen, versieht man grössere In- 

 strumente mit einer Uhr, welche das Fernrohr solcher Art um 

 die Stundenachse bewegt , dass es ununterbrochen auf den 

 nämlichen Stern gerichtet bleibt. Durch eine einfache Vorrichtung 

 lässt sich die Verbindung der Uhr mit dem Fernrohre nach 

 Belieben herstellen und aufheben. Diese Einrichtung erweist sich 

 besonders dann vortheilhaft, wenn ein Gestirn oder eine Stern- 

 gruppe längere Zeit hindurch beobachtet werden soll. 



Da sich das Aequatoreal , wegen der Schwierigkeit , die 

 Fehler seiner Aufstellung genau zu eruiren und in Rechnung zu 

 bringen, zur directen Bestimmung der Sternörter nicht gut 

 eignet, nimmt man mit demselben gewöhnlich nur relative Posi- 

 tionsbestinnnungen vor, d. h. man vergleicht die Lage des zu 

 bestimmenden Gestirns mit jener eines benachbarten, bereits 

 genau bestimmten, des sogenannten Vergleichsternes, wozu man 

 sich der Kreis- und Fadenmikrometer bedient. Ersteres ist 

 ein im Brennpunkte des Objectivs angebrachtes kreisförmiges 

 Diaphragma, an welchem, bei fest stehendem Fernrohre, die Ein- 

 und Austritte der Sterne beobachtet werden, was zur Bestimmung 

 ihrer relativen Positionen genügt. Das Fadenmikrometer besteht 

 in seiner einfachsten Gestalt aus einem Fadenkreuze von der 

 schon beschriebenen Art. Der eine Faden wird durch Drehung 

 des Oculars in eine solche Lage gebracht, dass ein im Fernrohr 

 an dem Faden erscheinender Stern, sich längs demselben fort- 

 bewegt, ohne ihn zu verlassen, in welchem Falle dieser Faden 



