Bestimmung der geographischen Breite 



am astroDomischen Observatorinm der Universität Graz. 

 Von Joh. Gerst. 



I. Beschreibung des Instruments. 



Das angewandte Instrument ist ein im Meridian aufge- 

 stelltes Universal - Instrument von Pistor & Martins in 

 Berlin mit Kreisen von 20'^^ Durchmesser. Der Höhenkreis ist 

 von 0° — 360° getheilt, und zwar derart, dass man bei ;, Kreis 

 Ost' *) für Sterne, die auf der Südseite des Zeniths culminiren, 

 ihre Höhe, also für solche, die auf der Nordseite des Zeniths 

 culminiren, das Supplement ihrer Höhe abliest, während bei Kreis 

 West das Umgekehrte der Fall ist. Die Ablesung der Winkel 

 an dem von 5 zu 5 Bogenminuten getheilten Höhenkreis geschieht 

 mittelst zweier einander gegenüberstehender Mikroskope, welche 

 im Brennpunkt ihres Oculars eine Marke haben, deren Entfer- 

 nung von den beiden benachbarten Strichen der Theilung durch 

 einen vermittelst einer Mikrometerschraube verschiebbaren Faden 

 bestimmt wird. Der Umfang des Kopfes (Trommel) dieser Schraube 

 ist in 30 gleiche Theile getheilt und zeigt auf Null, wenn der 

 bewegliche Faden mit der Marke coincidirt. Bewegt man den 

 Faden von einem Striche der Theilung bis zum nächsten, so 

 macht die Trommel genau eine Umdrehung. Daraus folgt, dass 

 man, wenn O'Ol eines Trommelintervalls noch durch Schätzung 



*) Die horizontale Drehungsachse des Instruments trägt an dem 

 einen Ende das Fernrohr, an dem anderen einen von 5 zu 5 Graden ge- 

 theilten Hilfskreis, während der genau getheilte Höhenkreis in der Mitte der 

 Achse befestigt ist. Es soll nun diejenige Lage der Achse des im Meridian 

 aufgestellten Instruments mit Kieis Ost (K. 0.) bezeichnet werden, wo das 

 den Hilfskreis tragende Ende der Achse gegen Osten gerichtet ist. 



