Der Kreisprocess, erzeugt durch den Reactionsstrom etc. 19 
des Wassers. So viel der Druck jener Säule Salzlösung grösser ist, als der 
Druck dieser Säule Wasser, um so viel ist die Spannung des Dampfes über 
der Salzlösung kleiner, als die des Dampfes über reinem Wasser. 
Beschreibung des Apparats. Der Apparat, mit welchem ich zuerst 
beobachtete, bestand aus den beiden Manometern, welche beide mittels Schliff- 
stücke durch ein Gabelrohr — an Stelle des T-Rohrs — verbunden waren. 
Der dritte Arm des Gabelrohrs führte zur Luftpumpe und trug einen Hahn. 
Der Evacuirung wegen war jeder der Manometer mit drei Hähnen versehen, 
und zwar befand sich oberhalb des innern Niveau (Fig. 3) einer derselben, 
die beiden andern oberhalb des äussern Niveau. Die Schenkel des Manometers 
waren in Millimeter von gleichem Nullpunkt aus getheilt. Die Länge des 
äussern Schenkels jedes der Manometer von der Biegung bis zum unteren der 
beiden Hähne betrug 500 Millimeter. Der obere Hahn war um etwa 100 
Millimeter vom untern entfernt. Die innere Weite der Manometerrohre war 
über 10 Millimeter. 
Um dem Dampfe oberhalb der beiden äussern Niveaux gleiche Temperatur 
zu geben, wird der Apparat bis über die unteren Hähne der äusseren Rohre 
unter Wasser gesetzt. Damit die beiden Manometer sich bei der Ablesung 
nicht decken, sind die Schenkel des Gabelrohrs ungleich lang. 
Das Lumen dieses Gabelrohrs ist eng, ein bis zwei Millimeter, um ein 
Ueberdestilliren des Dampfes vom Wasser zur Lösuug zu erschweren. Dieses 
Ueberdestilliren wird aber hauptsächlich verhindert dureh die zwischen den 
innern Niveaux befindliche Luft. Falls es sich einmal störend erweisen sollte 
was bei meinen Versuchen nicht der Fall war, so wäre es nur nöthig, die 
Hähne an den inneren Rohren, nachdem sie ganz kurze Zeit geöffnet waren 
und Gleichgewicht eingetreten ist, wieder zu schliessen. 
Ich evacuire in derselben Weise, wie bei meinen Versuchen „über die 
Torricelli'sche Leere“). Es wird zuerst bis zum oberen Hahn des äusseren 
Rohres ausgepumpt, dann der untere geschlossen, so dass zwischen beiden 
Hähnen sich ein Vacuum befindet, in welches ich die aus der Flüssigkeit auf- 
steigenden Luftblasen einlassen kann. Der vollkommneren Evacuirung wegen 
nehme ich dann die ausgepumpte Manometerröhre, nachdem sämmtliche Hähne 
1) Pogg. Ann. CLX. 138. 
2% 
