20 Dr. James Moser. 
geschlossen sind, von dem Gabelrohr und koche aus, indem ich die Röhre ge- 
neigt in eine Schale erwärmten Wassers tauche. So kann ich die Luft so gut 
entfernen, dass die ganze Säule von 500 Millimeter Länge haftet und selbst bei 
starker Erschütterung der Röhre nicht herabfällt. Ich hatte Gelegenheit, meine 
eben angeführten Beobachtungen zu wiederholen: Ist alle Luft entfernt, dann 
haftet die Flüssigkeit am Manometer und haftet sie nicht, dann ist Luft vorhanden. 
Um diese geringen Spuren von Luft, so gut es ging, oft und leicht 
entfernen und bei Beobachtungsreihen immer verschieden auf die beiden Mano- 
meter vertheilen zu können, habe ich dem Apparat für die Bestimmung der 
Fig. 4. (1) 
Dampfspannung der Salzlösungen eine etwas abgeänderte Form (Fig. 4) gegeben 7) 
bei welcher auch die äussern, also alle Räume mit einander und mit der Lauft- 
pumpe eommunieiren können. Bei dieser Abänderung hatte ich ursprünglich 
auch die Absicht, die beiden äussern Räume, oberhalb N. und na, vor dem 
Evacuiren in Verbindung zu setzen, so dass nach demselben der geringe Rück- 
stand von Luft in beiden wieder getrennten Räumen gleichen Druck ausübte. 
1) Gefertigt von Herım Florenz Müller, Berlin, Leipziger Strasse 22. 
