Der Kreisprocess, erzeugt durch den Reactionsstrom etc. 21 
Die beiden Schenkel jeder Manometerröhre sind hier auch oben ver- 
bunden, so dass die Röhre ein Rechteck bildet, von dessen oberer kleiner Seite 
eine Röhre zum Gabelrohr führt. Nahe der oberen Umbiegung ist jeder 
Schenkel durch einen Hahn H;, H,, hi, ha abzuschliessen. Die Röhren stehen 
in einem grossen Glasgefüss mit Wasser, dessen Temperatur regulirt werden 
kann, nahe hintereinander, um gleiche "Temperatur in ihnen zu erzielen und 
seitlich, der Ablesung wegen, so verschoben, dass die Schenkel des einen 
Manometers in den Zwischenraum des andern fallen. Die Luft wird ebenfalls 
durch abwechselndes Auspumpen und Kochen entfernt, was mit Hilfe einer 
Wasserluftpumpe geschehen kann. Nachdem evacuirt ist, wird der Hahn H, 
dann alle Hähne geschlossen, bis auf H;. Durch Eintritt von wenig Luft steigt 
das Niveau N, bis H.. Man schliesse H; und öffne darauf H,. Das Niveau N; 
sinkt, aber nicht zum ursprünglichen Stande, denn über N; ist Luftdruck. Durch 
Drehung des Kolbens der Pumpe wird jetzt N, etwa 1 Millimeter über H; 
gehoben, dann H. geschlossen. Ebenso verfährt man mit dem andern Mano- 
meter, setzt beide darauf durch Oeffnen der Hähne H; und h; in Verbindung 
und giebt durch Bewegung des Kolbens der Pumpe den Flüssigkeitssäulen 
geeignete Höhen und schliesst H. Es muss so gut evacuirt sein, dass bei 
diesem Einstellen der Niveaux mit der Stiefel-Luft-Pumpe, die übrigens auch 
hier durch eine Wasserluftpumpe ersetzt werden kann, keine Luftblasen aus 
den oberen Schichten aufsteigen. 
Vor dem Ablesen der Niveauxstände mittels Kathetometers ist darauf 
zu achten, dass die Menisken gut und gleichmässig ausgebildet sind. 
Damit dies der Fall ist, müssen die Röhren sehr gut gereinigt sein, 
was ich durch abwechselndes Ausspülen mit Aether, Salpetersäure und Wasser 
erreiche. 
Um den Apparat in dieser Form zu füllen, muss er evacuirt werden; 
um ihn zu entleeren, werden die Hähne herausgenommen. Diese sind nach 
der Füllung zu fetten. Mit dieser Form des Apparates sind die unten mit- 
getheilten Bestimmungen gemacht. 
Erwähnen will ich noch, dass sich für schnelle, aber nur angenäherte 
Bestimmungen der Apparat so ändern lässt, dass nur das Wassermanometer 
in Anwendung käme und statt des zweiten Manometers ein Glaskölbchen, 
welches die zu untersuchende Lösung in geringer Menge oder überhaupt einen 
