Die Photographie in der messenden Astronomie. (p. 11) 43 
Massstab in verschiedene Quadranten postirt, die Verzeichnung und zwar nun 
die Summe jener des Vergrösserungsapparates und des Objeetives; doch wird 
letztere allgemein bei guten Objectiven zu vernachlässigen sein. — Ist der 
Vergrösserungsapparat sorgfältig construirt und die Distanz zweier nächster 
Gitterlinien nicht gross, so wird das Glasgitter das vorzüglichste Hülfsmittel 
der Verzeichnungsbestimmung, indem man dann nur den betreffenden Sonnen- 
oder Venusrand der Photographie, dessen unverzeichnete Coordinate ermittelt 
werden soll, auf die zunächstliegende Gitterlinie zu beziehen und diese 
gemessene Grösse im Verhältniss des umschliessenden Linienintervalles am 
Origimalgitter zu jenem der vergrösserten Photographie auf das Originalgitter 
zu übertragen braucht, um die Verzeichnung strenge berücksichtigt zu haben, 
wie dies weiter unten im Kapitel über die Verzeichnungsreduetion erörtert 
wird. Messungs- und Reduetionsarbeit ist dann auf das geringste Maass 
zurückgeführt. 
Da bei Sonnenaufnahmen, selbst im ungünstigen Falle einer niedrigen 
Sonnenhöhe und verschleierten Himmels, die Expositionszeit so kurz ist, dass 
die Anwendung eines Uhrwerkes, durch welches das Instrument der Sonne 
folgen würde, überflüssig wird, andererseits eine weitläufige astronomische 
Fehlerbestimmung in der Aufstellung des Heliographen, um für verschiedene 
Lagen desselben eine constante Beziehung der einen oder anderen Coordinaten- 
richtung des Gitters gegen bestimmte Kreise des Himmels zu haben, auf einer 
Station nicht wünschenswerth erscheint, wird zweckmässig die parallaktische 
Aufstellung des für Distanz und Positionswinkel dienen sollenden Fernrohrs 
verlassen und ihm die einfachere, nichtsdestoweniger genauere, Montirung nach 
der Verticalen und Horizontalen gegeben. Der Nachtheil, dass man im zweiten 
Fall bei intermittirendem Sonnenschein zur Einstellung etwas länger braucht, 
ist kaum von Bedeutung, da zu schnelles Operiren am Heliographen überhaupt 
nicht empfehlenswerth erscheint.!) Es sei daher auch im Folgenden ein be- 
!) Hansen hat die Vortheile beider Arten von Aufstellung in einem besonders con- 
struirten Stativ, das in den Berichten der kgl. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften 1870 
beschrieben ist, verbunden. Nach diesen Principien verfertigte Repsold in Hamburg das Stativ 
des Photoheliographen, mit welchem die deutsche Kerguelen-Expedition während des Venus- 
vorüberganges 1874 operirte. Bei demselben schneiden sich vier Axen: die Stunden-, Decl- 
nations-, Vertical- und Horizontal-Axe, in einem Punkte. Ist die Orientirung der verstellbaren 
6* 
