44 Dr. L. Weinek. (p. 12) 
weglicher Photoheliograph mit Glasgitter und Vergrösserungssystem, einfach 
montirt nach der Verticalen und Horizontalen, vorausgesetzt. 
Zur Einstellung des Sonnenbildes verwendet man, wie gewöhnlich, einen 
Sucher, dessen Axe parallel mit der Rohraxe orientirt wird. Derselbe wird 
am besten seitlich vom Rohre angebracht, und sein Bild in Projeetion auf Oel- 
papier oder anderer transparenter Substanz betrachtet. Die Intensität dieses 
Projeetionsbildes bei verschiedenen Luftzuständen wird bei einiger Uebung eine 
viel sicherere Beurtheilung der Expositionszeit ermöglichen, als die directe 
Beobachtung der Sonne durch den Sucher. Das lästige, häufige Corrigiren des 
allgemein wenig stabilen Sucherfernrohres fällt dann ebenfalls weg, da man es 
vorziehen wird, auf dem Oelpapier für das richtig orientirte Bild neue und 
neue Marken zu machen. 
Die Expositionsvorrichtung, einen Spalt, welcher mit grosser Geschwindig- 
keit durch den Strahlenkegel, wo er am dünnsten ist, durchgeführt wird, bringt 
man vortheilhafter vor dem Gitter, als hinter dem Vergrösserungsapparat an, 
da ersterer Ort näher zur Unterstützung des Instrumentes liegt, und deshalb 
Erschütterungen durch den häufig durchschnellenden Momentverschluss von 
geringerer Einwirkung sind. Derselbe, ähnlich gedacht, wie er in den Both- 
kamper Beobachtungen beschrieben ist, wird zur Erzielung einer möglichsten 
Constanz seines Verhaltens bei verschiedenen Zenithdistanzen horizontal ein- 
gesetzt. Die Regulirung der Spaltöffnung, d. i. der Expositionszeit, muss von 
aussen leicht und messbar bewerkstelligt werden können. Für die Auslösung 
erscheint eine elektrische oder pneumatische Einrichtung bequem, doch nicht 
nothwendig. Geschieht sie einfach durch die Hand, so soll der Druck auf 
den leicht ansprechenden Auslösungshebel in die Richtung der Rohraxe fallen. 
Stundenaxe nach der Polhöhe des Ortes geschehen und hat man die Sonne einmal ins Gesichts- 
feld gebracht, während an einer Kurbel, welche ein äquatoreales Fortrücken von Zahn zu Zahn 
veranlasst, in bestimmtem Tacte gedreht wird, so besorgt das Stativ selbst die Umwandlung 
der äquatorealen in horizontale Coordinaten und das Bild bleibt beständig im Gesichtsfelde des 
nach der Verticalen und Horizontalen immer gleichartig orientirten Rohres. Auf Kerguelen 
wurde jedoch diese Einrichtung nicht benützt, da die Zahnübertragung nicht fein genug er- 
schien (bei rückgängiger Bewegung offenbarte sich ein zu grosser todter Gang), sondern das 
gut äquilibrirte Instrument während der Erscheinung ungeklemmt verwendet, so dass die Sonne 
jedesmal in ihre Position hineinlief und jede Erschütterung vor der Aufnahme wegfiel. 
