Die Photographie in der messenden Astronomie. (p. 13) 45 
Die Zeichnung stellt den Momentverschluss des Kergueleninstrumentes, wie ich 
ihn bei den Vorversuchen construiren liess, dar. In einem Metallschlitten be- 
findet sich eine rechteckige Oeffnung S, welche etwas grösser als das Sonnen- 
bild in jener Ebene, in welcher der 
Momentverschluss eingesetzt wird, ist. 
Vor dieser schnellt durch Federkraft 
dd ein zweiter, in der Bewegungs- 
richtung verstellbarer Spalt s vorüber. Die Verstellung desselben geschieht 
durch die Schraube a, an welche ein Schraubenkopf angesetzt werden kann, 
und wird bei b abgelesen; für die Breite s—o zeigt die Scala ebenfalls o. 
Die Auslösung des Schlittens mit dem verstellbaren Spalt s erfolgt durch den 
Drücker e, welcher, in senkrechtem Sinne zur Verschlussebene wirkend, den 
federnden Widerhaken f hebt. e ist ein zweiter Widerhaken, welcher dazu 
dient, die Stellung, wo s in voller Oefinung vor S steht, also dem Lichte 
freien Durchgang gestattet, fest zu halten. Es ermöglicht dies, verschiedene 
Operationen und Controlen am Instrumente vorzunehmen, ohne den Moment- 
verschluss zu entfernen. Man könnte auch die Expositionsdauer durch Varia- 
tion der Objectivöffnung in Anwendung von Blenden reguliren. Die Schwer- 
fälligkeit dieser Manipulation und besonders der Umstand, dass jede Blende 
andere Beugungsverhältnisse in das Bild einführt, lassen jedoch diese Methode 
weniger empfehlenswerth erscheinen. 
Die Cassette soll, da Holz allen Witterungseinflüssen unterworfen ist, 
aus Metall gefertigt sein. Das Rohr, für diese äquilibrirt, kippt natürlich 
über, sobald sie mit dem exponirten Bilde behufs Plattenwechsel daraus ent- 
fernt wird. Dieser Unbequemlichkeit wäre einfach zu begegnen, indem man 
den Cameratheil des Instrumentes durch einen Faden mit dem Boden des 
Observatoriums verbindet. Verwendet man nasses und trockenes Verfahren, 
so empfiehlt es sich, für jedes eine separate Cassette, die aber möglichst gleich 
gearbeitet sein sollen, zu benutzen. 
Bei scharfen Positionswinkelbestimmungen genügt es nicht, das Instru- 
ment überhaupt nivellirt zu haben, vielmehr muss in gewissen Zeiträumen der 
Erscheinung die Neigung: der Horizontalaxe ermittelt werden, um aus ihr für 
jede Aufnahme die relative Drehung des Gitters gegen eine bestimmte Richtung 
ableiten zu können. Es folgt hieraus, dass die Libelle am zweckmässigsten 
