48 Dr 1.?Wernek. "%p.*16) 
betrifft, so scheint diese Frage am einfachsten dadurch gelöst, dass man hinter 
(lem im Focus befindlichen Gitter ein astronomisches Oeular anbringt und in 
der Meridianstellung des Instrumentes die eine der Axen in die Richtung der 
durchlaufenden Sterne dreht, was jedoch ohne besondere Micrometereinrichtung 
(wodurch eine unabhängige Vervielfältigung der Beobachtung zu erzielen wäre), 
kaum bis auf die für den Positionswinkel erforderte Genauigkeit von 0.3 
Bogenminuten !) erreicht werden dürfte. Setzt man nämlich die Länge der 
Gitterlinie gleich 36° (etwas grösser als den Sonnendurchmesser) voraus und 
nimmt an, dass bei ruhiger Luft die Deckung des Sternes bis auf 0.“5 genau 
geschieht, so folgt im ungünstigen Falle als Fehler der Orientirung aus 
Tg: — 
man auch durch Beobachtung von Sternpassagen in verschiedenen Azimuthen 
5: = 1.6. Eine ähnliche und sehr variirte Bestimmung erhielte 
des Heliographen, in welchen der Parallel die Gitterlinien in verschiedener 
Weise schneidet. Doch dürften bei allen diesen Beobachtungen Verzerrung 
und Versetzung des Sternbildes durch Beugung und Brechung an den vertieften 
Diamantstrichen störend mitspielen. — Eine analoge Beobachtung auf der 
matten Scheibe der Cassette auszuführen, gelingt deshalb nicht, weil die Stern- 
bilder durch den Vergrösserungsapparat 
Vert. 
zu sehr geschwächt erscheinen, während 
andererseits Sonnenrand- oder Sonnenfleck- 
Beobachtungen wegen Unbestimmtheit dieser 
Objeete zu ungenau sind. — Eine Fehler- 
bestimmung der Lage des Gitters erhielte 
man durch Anvisiren des focalen Gitters 
durch das Objectiv des Photoheliographen 
hindurch mittelst eines Universal - Instru- 
mentes und Messung der Vertical- und 
Horizontal- Coordinaten mehrerer zweck- 
mässig gewählter Kreuzungspunkte des- 
selben. Die Resultate dieser Bestimmung 
sind jedoch mit Vorsicht aufzunehmen, da in der Schwierigkeit eines exacten 
Centrirens des Heliographen- und Universalinstrument-Objectives auf einander 
1) „P. A. Hansen, Beschreibung eines Fernrohrstativs ete.‘“ p. 197. 
