54 Dr. L. Weinek. (p. 22) 
folgt. Nun ist nach Albrecht („über die Bestimmung von Längendifferenzen 
mit Hilfe des elektrischen Trelegraphen“ Leipzig 1869, pag. 9) bei 150facher 
Vergrösserung (eine solche als zweckentsprechend angenommen) r— 0.32 im 
Bogen grössten Kreises, sodass R =0.“104 wird. Zur Genauigkeit 0.023 müssten 
also 14 Polarsterndurchgänge an allen Strichen des Gitters beobachtet werden. 
Bei letzteren erschiene überdies ungünstig, dass jede Passage allgemein unter 
verschiedenen Tiemperaturverhältnissen vor sich geht und dass an den ver- 
tieften Gitterlinien das Bild des Sternes jedenfalls durch Beugung und Brechung 
irritirt würde. — Die Beziehung des thatsächlichen Ortes des Originalgitters, 
wie er sich nach empirischen Versuchen in der Plattenebene am günstigsten 
erwies, zum optischen Focus muss bei der Brennweitenmethode, falls am Helio- 
graphen in Ermangelung der Einrichtung für ein astronomisches Ocular hinter 
dem Focalgitter eine directe Focussirung an Sternen nicht möglich ist, mittelst 
eines scharf focussirten, stark vergrössernden, Fernrohres durch Anvisiren und 
Verschiebung des Gitters ermittelt und differentiell berücksichtigt werden. Die 
Uebertragung von der Ebene des Originalgitters auf die photographische Platte, 
falls nicht schon bei der Verzeichnungsreduetion das Umgekehrte stattgefunden, 
geschieht durch die bekannte Beziehung zwischen den gemessenen Strich- 
coordinaten des Originalgitters und der photographischen Platte. Ueber die 
Ermittelung der Brennweite nach Bessel und deren Verbesserung wegen der 
Distanz der Hauptpunkte des Objeetives nach Gauss siehe unten. 
II. Der fest ruhende Photoheliograph. 
Die erste Idee, dem Heliographen in Anwendung eines Heliostatspiegels 
eine feste, unveränderte Lage zu geben, rührt von Laussedat her, welcher 
mit einem solchen Apparate am 18. Juli 1860 die Sonnenfinsterniss in Algier 
photographirte. Später erdachte sich Foucault für verschiedene Studien der 
physikalischen Astronomie ein ähnliches Instrument, das er Siderostat nannte und 
vervollkommnete besonders den dafür so wichtigen Heliostatspiegel. Für den 
Venusvorübergang 1874 wurde diese Idee in grossartigem Maassstabe von den 
Astronomen der Vereinigten Staaten Amerikas an Instrumenten mit 40 Fuss 
Brennweite verwerthet. Auch Frankreich acceptirte sie in Anwendung kleinerer 
