56 Dr. L. Weinek. (p. 2%) 
gebracht, in der Absicht, eine scharfe Orientirung im Azimuth zu ermöglichen, 
anderseits zu vermeiden, dass Unebenheiten des Heliostatspiegels durch zu 
schräg auffallende Strahlen zu sehr zum Ausdruck kämen. Die Neigung der 
Axe wird durch ein Niveau N controlirt. Dem Objective gegenüber befindet 
sich der Spiegel S auf einem separaten Pfeiler; er besitzt freie Bewegung im 
horizontalen und verticalen Sinne, um vor jeder Aufnahme mit Leichtigkeit 
das fortrickende Sonnenbild wieder in die Rohraxe führen zu können. Ein 
Uhrwerk für den Spiegel erscheint nicht geradezu nothwendig, begünstigt aber 
sehr ein schnelles Operiren. In der Richtung der beiden erwähnten Pfeiler 
befindet sich noch ein dritter fürs Passageninstrument P in einem besonderen 
Häuschen, in welchem auch die Pendeluhr U aufgestellt ist, weiter endlich ein 
vierter Pfeiler für einen Collimator, dessen Gesichtsfeld Nachts durch eine Lampe 
erleuchtet wird. Den Momentverschluss, einen durch die eigene Schwere in 
verticalem Rahmen niedergleitenden Schirm M, denkt sich Laussedat nahe 
vor dem Objective des Heliographen und mit diesem nur durch eine Hülle 
schwarzen Stoffes verbunden angebracht, sodass durch ihn Erschütterungen 
auf das Rohr nicht übertragen werden können. Zur genauen Fixirung des 
Expositionsmomentes correspondirt M elektrisch mit U. Die photographische 
Dunkelkammer schliesst unmittelbar an den Heliographen an, indem die 
Cassettenseite in dieselbe mündet. Um möglichst bequem mit den Platten zu 
manipuliren, sind an den Wänden der Kammer zu beiden Seiten des Rohres 
Fächergestelle angebracht, deren Eines im Anschluss an den Präparationstisch 
die präparirten Platten, das andere nächst dem Entwickelungstische die ex- 
ponirten aufnimmt. !) 
I) Zu diesem Arrangement wäre zu bemerken, dass es nicht empfehlenswerth erscheint, 
den Momentverschluss vor dem Objeetive anzubringen, weil dadurch ganz abnorme Beugungs- 
verhältnisse in das Bild eingeführt werden. Geschehen die Aufnahmen im Focus des Objectives 
selbst, so bringt man ihn zweckmässig etwas vor demselben, natürlich wieder isolirt, an; im 
Falle einer Ocularvergrösserung hat man wie beim beweglichen Heliographen die Wahl zwischen 
diesem Focus und dem Orte hinter dem Vergrösserungsapparat, wo der Querschnitt des Strahlenkegels 
abermals ein Minimum wird und das reelle Bild der Objectivöffnung liegt. Der Collimator anderseits, 
dessen Benützung die jedesmalige Entfernung des Passageninstrumentes verlangt, erscheint über- 
flüssig, sobald letzterem genügende Stabilität gegeben wird. Endlich dürfte es zweckmässig 
sein, am Rohre noch eine zweite Libelle, senkrecht zur Axe desselben, anzubringen, um Ver- 
änderungen in der Ebene des Positionswinkels controliren zu können. 
