Die Photographie in der messenden Astronomie. (p. 29) 61 
verhältnissen der Platte — in verschiedener Weise mit, wodurch diese Methode 
nicht exact genug erscheint. v 
Um den Heliostatspiegel nicht unnöthig zu bestrahlen, verbinden Wolf 
und Martin mit diesem einen zweiten kleineren Spiegel, welcher während des 
Ueberdecktseins des grossen als Sucher dient und 
seine Bewegung in vollkommen gleichartiger Weise gan 
auf denselben überträgt. Die Fig. zeigt das nähere L 
Detail seiner Montirung. Eine gusseiserne Scheibe, | 
welche um das Centrum eines massiven Sockels 
rotirt, trägt zwei Stützen, in denen als Lager die 
Axenenden der Trommel des grossen Spiegels 
ruhen. Diese Stützsäulen sind durch weitere 
Ansatzstücke verlängert (mit Rücksicht auf den 
höchsten Stand der Sonne während der Erscheinung 
an der betreffenden Station) und tragen in der 
Verticalebene der ersten eine zweite zu dieser 
parallele Horizontalaxe, an welcher der kleine Spiegel befestigt ist. Letzterer 
folgt durch Uebertragung eines gegliederten Parallelogramms gleichlaufend allen 
Bewegungen des grossen Spiegels und veranlasst, einmal exact orientirt, 
gleichzeitig die Orientirung des anderen. Die Einstellung geschieht durch 
Kurbeln und Zahnübertragung im verticalen und horizontalen Sinne. — Haupt- 
erforderniss an die Montirung eines solchen Heliostatspiegels ist: vollkommene 
Stabilität während der Dauer der Exposition. 
Das vom Heliostatspiegel reflectirte Sonnenbild trifft bei dem im Project 
beschriebenen Heliographen einen versilberten, in der Mitte durchbrochenen 
Teleskopspiegel von 21 Centimeter Oeffnung, vor welchem nach Cassegrain- 
scher Art ein kleiner Planspiegel angebracht ist, um das Focalbild in der 
Axe hinter den Objectivspiegel zu verlegen. ‘Das Fehlen des centralen Theiles 
im Teleskopspiegel ist der Schärfe des von ihm erzeugten Bildes nicht nach- 
theilig; es wird vielmehr, wie die Beugungstheorie ‚lehrt, durch näheres 
Aneinanderrücken der Beugungsringe bei centraler Abblendung die optische 
Kraft eines Spiegels oder einer Linse erhöht. Von Wolf und Martin wurde 
auch in einem besonderen Experimente gezeigt, dass eine entfernt aufgestellte 
getheilte Mire, die bei voller Spiegelöffnung kaum getrennt werden konnte, bei 
