64 Dr. L. Weinek. (p. 32) 
Coineidenz beider wird durch die Abwesenheit jedes parallaktischen Effectes 
entschieden. Ist so der optische Focus gefunden, so wird der chemische durch 
Versuche ermittelt. Zweckmässig bedient man sich hierzu einer Platte, deren 
eine Hälfte eine transparente T'heilung als Object trägt, die andere aber die 
sensible Schicht aufnimmt. Durch systematische Versuche findet man dann 
jene Stellung, wo das photographische Bild der ersten Plattenhälfte auf der 
zweiten am besten erscheint und hat damit den chemischen Focus. 
Der Winkelwerth einer Längendimension in der photographischen 
Bildebene wird von Wolf und Martin nach der älteren, Faye’schen Methode: 
auf derselben Platte in genau bekannten Zeitintervallen denselben Sonnenrand 
zu photographiren, bestimmt. Diese Operation führt ein Unterbrecher aus, 
welcher mehrere Male nach einander den Lichtkegel passirt, während der 
bereits exponirte Theil der Platte durch ein vor derselben avanecirendes Stück 
immer wieder verdeckt wird. Der genaue Moment der photographischen Action 
wird elektrisch registrirt. Auf den von ihnen benützten Platten mit S Centi- 
meter Seitenlänge zeichnen sich derart 12 Bilder desselben Randes, jedes von 
dem anderen um 5 Millimeter entfernt, bei einer Zwischenzeit von 10 Secunden 
ein. Natürlich beansprucht diese Methode grosse Stabilität des photographischen 
Rohres, welche gerade beim festruhenden Heliostaten vorhanden ist. Ihr stehen 
nur die oben ausgesprochenen Bedenken wegen Variation des Beugungseffectes 
von Aufnahme zu Aufnahme entgegen; doch dürfte sie bei gleichartigem guten 
Luftzustande Befriedigendes geben. 
Das Gesetz der longitudinalen Verschiebung der Bildebene mit der 
Temperaturänderung wird durch öftere scharfe Focussirung des Heliographen 
und Ablesung eines seitlich an der Bank befestigten Metallthermometers (ein 
Kupferstab von der Länge der Bank, welcher an dem freien Ende mit einem 
Nonius versehen ist) erkannt und dient ebensowohl zur Ermittelung des gün- 
stigsten Plattenortes als des richtigen Winkelwerthes für die Ebene der fak- 
tischen Aufnahme. Um grössere T'emperaturänderungen zu vermeiden, wird 
der Heliograph mit einem Schutzdach von dünnem Holz, welches zweckmässig 
doppelt genommen wird, überdeckt. Beim Heliostatspiegel besteht das Dach 
aus Tuch oder Carton, verhüllt nur den grossen Spiegel und ist dem ganzen 
Umfange nach leicht in zwei Hälften zu trennen. 
