66 Dr..L. Weinek. (p. 34) 
an denselben mit der einzuschiebenden Cassette und dem mit gewisser Kraft 
durchsehnellenden Momentverschluss die ursprünglich genau durchgeführte 
Centrirung bald ändern. 
Die Anwendung eines Glasgitters im Focus lässt es zur Vereinfachung 
der Verzeichnungsreductionen wünschenswerth erscheinen, dass der Mittelpunkt 
desselben genau in der optischen Axe des Vergrösserungssystemes liege. Da 
aber das Gitter, um langwierige Untersuchungen zu ersparen, während einer 
Reihe von Aufnahmen seine Lage unverrückt gegen den Vergrösserungsapparat 
bewahren soll, und desshalb am besten mit diesem fest verbunden wird, so 
muss diese Centrirung ebenfalls schon vom Mechaniker besorgt werden. Im 
Uebrigen fällt die Centrirungsmethode desselben, falls Vorrichtungen vorhanden 
wären, das Gitter seitlich zu verschieben und neigen zu können, mit jener 
des Gesammtrohres zusammen und ist im Folgenden mit enthalten. 
Das Centriren des photographischen Rohres besteht aus drei Operationen: 
1) dem Centriren am Objective, 
2) dem Centriren an der Cassette, 
3) dem Centriren am Vergrösserungsapparat. 
Man bedient sich dazu eines kleinen Hülfsfernrohres (H). Dasselbe, 
mit Fadenkreuz versehen, ist an seiner Objectivseite in eine im Üentrum 
durchbrochene, kreisförmige Metallplatte eingeschraubt, an deren einer Seite 
ein Segment fehlt, um derart eine augenfällige Marke 
für eine bestimmte Drehungsstellung des kleinen Ap- 
parates zu haben. Fig. 1. In dieser Fussplatte sind 
die unten abgerundeten Stellschrauben abc, deren zwei 
der Kreissehne parallel liegen, angebracht. Diese er- 
möglichen, die Aufsatzebene ändern und damit der 
optischen Axe des Centrirapparates verschiedene Nei- 
gungen geben zu können. Das Ocular befindet sich 
in einer längeren Auszugsröhre, da mit dem Fernrohr 
nahe Objeete betrachtet werden sollen und ist in 
Fig. 2 schematisch dargestellt. Die Linsen «, &# bilden ein sog. Micrometer- 
ocular, vor welchem das Fadenkreuz F eingezogen ist. In „ kann eine dritte 
Linse angebracht werden, welche bezweckt, das Rohr im Auszuge zu ver- 
kürzen. Zweckmässig erscheint es, H so zu bauen, dass die Collimation des 
