Die Photographie in der messenden Astronomie. (p. 3%) 69 
punkt M zusammenfällt, durch besondere Marken, ebenso in der um 180% ge- 
drehten Position.!) Fig. 5. Das Bild von O (Fig. 6) wird wieder allgemein 
nicht auf den zu be parallel gestellten Faden von H fallen, was aber durch 
Verlängerung oder Verkürzung der Fuss- Fig. 5. 
schraube a bewerkstellist werden kann. 
Sobald dies gelungen, betrachte man das 
Bild mit dem um 180° gedrehten Oentrir- 
apparat. Coincidirt es mit erwähntem 
Faden nicht mehr, so giebt dies kund, 
dass die Plattenebene geneigt gegen die 
Objectivaxe ist. Die Abweichung des 
Bildes, welche in Fig. 7 durch den 
Winkel IMII ausgedrückt ist, wird zur 
Hälfte an der Schraube a, wodurch H 
in die Lage III kommt und die Stellfüsse 
des Centrirapparates in der Uentrirungs- 
richtung gleich lang werden, zur Hälfte 
an den Schrauben des Cassettenlagers 
corrigirt. Auch diese Centrirung ist in 
zwei zu einander senkrechten Richtungen 
auszuführen, am besten in jenen, in —, 
welchen die Wirkung der Cassettenlager- ahiir 
schrauben charakteristisch ist. Sind die 
Bedingungen eines Verziehens der Cas- 
sette vorhanden oder wird überhaupt N 
viel am Cassettentheile des Rohrs han- 
tirt, so muss besonders diese Centrirung öfter controlirt und corrigirt werden. 
Zu bemerken ist, dass es beim Üentriren am Objective oder an der 
Cassette nicht gerade nothwendig erscheint, das Bild stets in Deckung mit 
dem zu be parallelen Faden zu bringen. Es genügt, sich die Abweichung in 
1) Die erwähnten Mittelpunktsmarken werden vortheilhaft im Centrum durchbrochen 
gemacht (Papierscheibchen mit kreisförmigem oder quadratischem Loch), um sie nicht als störend 
bald wegnehmen, bald wieder erneuern zu müssen. 
