88 Dr. L. Weinek. (p. 56) 
Die Grössen «' resp. z werden durch ein Mikroskop mit langem Focus 
gemessen, das zuerst auf den Strich der zugewendeten Glasfläche, dann auf 
das Strichbild der abgewendeten — bei Verschiebung des ganzen Mikroskopes 
auf einem getheilten Stabe — eingestellt wird. Dasselbe Mikroskop, benützt zum 
Anvisiren des unendlich entfernten Gegenstandes, giebt auch die Grössen d’ 
resp. d. Die Operationen der Cornu’schen Methode bestehen also der Reihe 
nach in: 1) Anvisirung des Bildes eines sehr entfernten Gegenstandes (An- 
bringung der Correction auf ») oder eines Collimators mittelst des Mikroskopes; 
2) Verschiebung des Mikroskopes, bis der Strich der zugewendeten Linsen- 
fläche deutlich erscheint; 3) weitere Verschiebung desselben, bis dies auch mit 
dem Bilde der abgewendeten Fläche der Fall ist. Hierauf wird das Linsen- 
system umgedreht und dieselbe Reihe der Operationen wiederholt. 
Cornu meint, dass auf diese Weise die Lösung des Problems, die 
Hauptelemente eines optischen Systems zu ermitteln, auf die grösste praktische 
Einfachheit gebracht sei. Seine in genannter Abhandlung angeführten Beispiele 
beziehen sich nur auf Linsen kleiner Brennweite; und zwar ergab ein achro- 
matisches Objectiv eines kleinen astronomischen Fernrohrs die beiden Focal- 
längen 278,45 und 278,47 Millimeter, ein photographisches Doppelobjectiv für 
Portraits von M. Darlot (Dicke 76,5 Mill.) F — 160,17 und 160,38 Mill., 
endlich ein schwaches Mikroskopobjectiv F — 26,99 und 27,00 Millimeter. 
II. Focusdifferenzbestimmung. 
Jede Linse verhält sich dem weissen Lichte gegenüber wie ein Prisma 
und zerlegt den auffallenden Strahl in seine farbigen Bestandtheile. Da 
dieselben. verschiedene Brechbarkeit besitzen, schneiden sie nach dem Durch- 
gange die optische Axe der Linse in verschiedenen Punkten, haben also ver- 
schiedene Vereinigungsweiten. Fallen parallele weisse Strahlen auf eine Sammel- 
linse, so liegt der Brennpunkt für Violett näher zur Linse als für Roth (1. Fig.); 
fällt anderseits ein convergirender Lichteonus auf eine Zerstreuungslinse, so er- 
folgt hinter derselben eine umgekehrte Lagerung der farbigen Strahlen (2. Fig.). 
Lässt man daher den aus der Sammellinse tretenden Conus auf eine Zer- 
streuungslinse fallen, so ist der mögliche Fall einzusehen, die farbigen Strahlen 
wieder zu vereinigen, d. h. weisses, ungefärbtes Licht nach dem Durchgange 
