104 Dr. L. Weinek. (p. 72) 
er sonst bei seinen Sternphotographieen verwendete. Als Einstellungsobjeet 
dienten zwei photographirte Gitterlinien, theils weiss auf dunklem Grunde, 
theils schwarz auf hellem Grunde, deren Abstand nahe 1% Zoll = 49.21 Mill. 
(93 Schraubenrevolutionen) betrug. Jede Linie wurde hintereinander fünfmal 
pointirt. Eine Revolution der Mikrometerschraube war genau z Zoll = 0.5292 
Millimeter. In der Zeit zwischen der feuchten und trockenen Messung blieb 
die Platte unverändert am Messtische liegen, so dass in beiden Fällen derselbe 
Theil der Mikrometerschraube zur Verwendung kam. Die Messungen der 
verschiedenen Platten wurden auf dieselbe Temperatur, 68° Fahrenheit, redu- 
eirt; auch wurde die Ausdehnung der Mikrometerschraube und des Glases der 
Platte berücksichtigt. Die Resultate von neun auf diese Weise doppelt ge- 
messenen Platten sind: !) 
Trockenes — nasses Intervall 
in 
Platte Umdrehg. Male 
1 —. 0.0033 — 0.0017 
2 ei Eu 
3 et a RER II) 
4 SER 2 Aulırd 
5 2.09 a cm 
6 4. .99 1 949 
7 — 59 n— 31 
8 + » erunigh 
9 in go +ilns@T 
Mittel +0.0017 R. +0.0009 Mill. 
Man sieht, dass in allen, exclusive zwei Fällen, das trocken gemessene 
Linienintervall grösser als das nasse erschien. Der mittlere Ueberschuss beträgt 
nahe 0.001 Mill. Denkt man sich diesen proportional über das ganze Inter- 
vall vertheilt, so folgt als mittlere Verziehung der Längeneinheit = zu. 
Der Maximalbetrag findet bei Platte 6 statt und ist ww. Rutherfurd erklärt 
den Sinn der Abstandsänderung von der nassen zur trockenen Messung durch 
die niedrigere Temperatur der Platte im feuchten Zustande wegen Verdunstung. 
') Die folgenden Zahlen sind der Abhandlung: „On the Stability of the Collodion 
film“ by Lewis M. Rutherfurd (American Journal of science and arts, vol. IV, Dec. 1872), 
von welcher mir Herr Rutherfurd auf Ansuchen einen Separatabdruck gütigst zur Verfügung 
stellte, entnommen. 
