Die Photographie in der messenden Astronomie. (p. 7%) 109 
Als photographisches Object diente das Glasgitter im Focus des Ker- 
guelen-Photoheliographen, dessen Bild in der Cassettenebene sechsmal ver- 
grössert, zugleich in allen T'heilen wünschenswerth scharf, erscheint. Bei der 
Aufnahme projieirte es sich auf gleichmässig graue Wolken. Die Expositions- 
zeit betrug 1 Minute. Sofort nach der Exposition wurde die Platte auf den 
Messtisch gebracht und die Messung von 19 über die ganze Platte ver- 
breiteten Gitterpunkten, noch bevor sie antrocknete, vollendet. Die Platte 
blieb nun unverrückt auf demselben bis zum anderen Tage liegen, wo sie 
um dieselbe Tageszeit — nunmehr ganz trocken — abermals gemessen wurde, 
Hierauf wurde sie vom Messtisch herabgenommen, über einer Alkohollamme 
so lange erwärmt, als noch der Handrücken die Wärme bequem vertragen 
konnte, lackirt und nach eintägigem Stehen wieder auf den Messtisch in nahe 
gleiche Lage, wie bei den vorangehenden zwei Messungen, gebracht. 
Einer weitläufigen Beschreibung des Messapparates selbst und seiner 
Leistungsfähigkeit kann ich mich mit Hinweis auf die Publikation der Venus- 
commission füglich entheben. Sie geschehe hier nur soweit, als dies zur 
Beurtheilung der Sicherheit der abgeleiteten Resultate nothwendig erscheint. 
Photographische Platte und Maassstab werden bei dem Messapparate 
der deutschen Venuscommission mit einem und demselben Mikroskop ein- 
gestellt, was dadurch ermöglicht ist, dass der Maassstab sich auf einer Brücke 
über der Platte befindet und das auf einer zweiten, gegenüberliegenden Brücke 
verschiebbare Mikroskop mittelst eines Excenters von der einen Einstellung 
zur anderen in stets constanter Weise gehoben resp. gesenkt werden kann. 
Die Platte unter beiden Brücken liegt transparent auf einem durchbrochenen 
Schlitten, der, drehbar auf einem Cylinderring, ermöglicht, jede Richtung der 
Platte in die Richtung der geradlinigen Führung des Mikroskopes — zu 
welcher der Maassstab parallel gestellt und in dieser Lage festgeklemmt ist 
— zu bringen. Beispielsweise geschieht die Messung der Linienabstände in 
der Coordinatenaxe & des Gitters, indem man zuerst diese Axe (in jenen 
Theilen, wo sie noch als vollkommene Gerade erscheint) genau parallel zur 
Führung des Mikroskopes orientirt und dann das Mikroskop der Reihe nach 
über jede der die £-Axe schneidenden „ Linien führt, in der betreffenden 
Stellung festklemmt und die Uebertragung der Linie auf den zunächstliegenden 
Maassstabstrich mit der Mikroskopschraube misst. Die definitiven Coordinaten 
