110 Dr.;E. Weinek. I: 73) 
erhält man durch Berücksichtigung der periodischen Ungleichheiten der 
Schraube, durch Umsetzung dieser corrigirten Schraubenangaben mittelst des 
augenblicklich stattfindenden Mikroskop-Runs in Theile des Maassstabes, end- 
lich durch Ermittelung und Anwendung der Theilungsfehler des Maassstabes 
für die abgelesene Temperatur der Messung. Die Untersuchung der perio- 
dischen Ungleichheiten der Schraube (1 Umdrehung = 100 partes = 0.234 
Mill.) ergab, dass diese vollends innerhalb der Einstellungsunsicherheit liegen, 
also rationell nicht in Betracht kommen. Hier muss dies umsomehr der Fall 
sein, als bei jeder der drei Messungen für dieselbe Linie nahe dieselbe Stelle 
und dasselbe Stück der Schraube verwendet wurde. — Die Theilungsfehler 
des Maassstabes waren im Normaleichungsamt in Berlin scharf ermittelt 
worden; sie trennen sich in constante Grössen für die "Temperatur 0° und 
veränderliche, die von der augenblicklichen T’emperatur abhängen. Für unsere 
Zwecke kämen nur letztere Correctionen in Betracht; doch sind auch erstere 
mitgenommen. 
Zur Einstellung der Gitterlinien des vergrösserten Bildes, welche in 
der Messung hell auf dunklem Grunde und bei fünffacher Mikroskopvergrös- 
serung (dies war die für die Venusmessungen acceptirte Vergrösserung) von 
der Mitte des Gesichtsfeldes bis zur 9. Linie vollkommen scharf begrenzt 
erschienen, wurde ein einfacher beweglicher Faden, der bei den Venusmessungen 
zur Rändereinstellung diente, verwendet und aus der Gleichheit der von ihm 
getrennten Lichtfäden auf die gelungene Pointirung geschlossen. Da mit dem- 
selben auch der Maassstab einzustellen war, geschah dies durch Lichtlinien, 
zu welchem Zwecke die Beleuchtung desselben derart regulirt worden, dass 
Phasen an den vertieften Strichen nicht mehr bemerkbar waren, was auch 
der Umstand bestätigt, dass meine unter den thatsächlichen Messungsverhält- 
nissen bestimmten Theilungsfehler des Maassstabes mit den in Berlin ermit- 
telten völlig übereinstimmen. 
Die Breite einer Gitterlinie ist durchschnittlich 0.100 Mill, während 
die Dicke des Fadens 0.014 Mill. beträgt. Demnach ist die Beziehung 
zwischen Fadendicke und Breite der übrigbleibenden Lichtfäden: 
1. Lichtf. Mikr. £. 2. Lichtf. 
in Mill. 0.043 0.014 0.043 
in Mikr. f. dicke Sl 1 3.1 
Gegen die Zehnerlinie wächst die Breite bis 0.2 Mill. 
