Die Photographie in der messenden Astronomie. (p. 81) 113 
auf den Maassstab, die 6. die Temperatur R°, die 7. die Theilungsfehler des 
Maassstabes für die Temperatur 0°, die 8. deren Correction für die statt- 
findende Temperatur, die 9. die Umwandlung der Schraubenumdrehungen 
von Spalte 5 in Millimeter, die 10. die Summe von 9, 8 und 7, angefügt 
an die abgelesenen Maassstabstriche, endlich die 11. Spalte die Coordi- 
naten der Linien in Millimetern. — Zu den Temperaturangaben ist zu be- 
merken, dass sich in ihnen ganz deutlich der Einfluss der Körperwärme, 
gegen welchen der Messapparat nicht geschützt ist, kundgiebt. Während der 
Maassstab zu Anfang der Messung (in Folge der Aufstellung des Apparates 
in grossem Raume mit constanter Temperatur) die vom Thermometer an- 
gegebene Temperatur besass, brauchte dies im Verlaufe derselben durchaus 
nicht mehr der Fall zu sein. Einem Unterschiede von 1° R. würde bei der 
Länge 61 Mill. (Coordinate der Zehnerlinie) ein Fehler 0.0013 Mill. ent- 
sprechen. Diese Fehlerquelle wäre durch ein Metallthermometer unschwer zu 
beseitigen. — In Tabelle B sind die schliesslichen Resultate übersichtlich 
zusammengestellt. I giebt die Coordinaten der eingestellten Linien bezüglich 
der Mittellinie (dabei sind die Messungen entgegengesetzter Richtung zum 
Mittel vereinigt worden), I die Abstände + 10, #9, +8 ete, d. i. 
Abstände, die theils dem äusseren, theils dem mittleren Theile der Platte 
angehören, endlich III die doppelte persönliche Gleichung der Linieneinstellung, 
wie sie unmittelbar aus der 10. Spalte als Differenz der Richtung «— weniger — 
hervorgeht. 
Hieran knüpfen sich folgende Betrachtungen: 
Ad I. Vergleichen wir zuerst die Reihen 1 und 2. Eine Contraction 
resp. Dehnung der photographischen Schicht durch Antrocknen derselben 
müsste sich dadurch bemerkbar machen, dass die zweite Reihe durchwegs 
kleinere resp. grössere Zahlen geben würde als die erste; geschähe dies 
ferner im Verhältniss zur betrachteten Länge, so wäre das Proportionale der 
Verziehung constatirt und Berechtigung vorhanden, Verziehungen der Schicht 
für die Längeneinheit anzugeben. Beträge einer proportionalen Verziehung von 
5 bis 5, wie sie Paschen gefunden, müssten sich für die Länge 61.1 Mill., 
d. i. in der Coordinate von +10 oder — 10 mit Differenzen von 0.029 Mill. 
bis 0.117 Mill. äussern. Dies ist durchaus nicht der Fall. Die Messungen 
dieser Coordinaten in feuchtem und trockenem Zustande der Platte stimmen 
No Acta XLI. Pars I, Nr. 2. 15 
