Photogramme zur Ontogenie der Vögel. (p. 9) 157 
fernt ist. Der Bequemlichkeit halber sind die bei verschiedener Länge der 
Camera für jedes Objeetiv gemessenen Vergrösserungen auf dem Rande der 
Tischplatte notirt. Bei meinem Apparate schwankt je nach der Länge der 
Camera die Vergrösserung der Hartnack’schen Objective: 
I. von 9 bis 18, 
MSDis 463,180, 
MII® 22 
IV 9 SET .6@ 
Stärkere Objective werden für die Aufnahme embryologischer Gesammt- 
bilder schwerlich mit Vortheil in Anwendung gezogen werden können, schwächere 
Vergrösserungen von 2 bis 8 lassen sich durch Benutzung der oberen Linse 
von Hartnack’s System I leicht und gut herstellen, zu Aufnahmen in natür- 
licher Grösse und zu Verkleinerungen können die kleinsten Steinheil’schen 
Aplanate von 7 und 11‘ Oeffnung vortheilhaft angewandt werden. 
Sehr zweckmässig ist es, die Oeffnung der mikroskopischen Objective 
durch eine auf die obere Linse des Systems gelegte, gut centrirte Blendungs- 
scheibe von 2—3 mm Oeffnung zu verkleinern. Die Bilder verlieren dadurch 
nur wenig an Lichtstärke, gewinnen aber durch die Beseitigung der Rand- 
strahlen ausserordentlich an Schärfe. 
Trotz der gegentheiligen Behauptungen so mancher Personen, die mit 
der gelegentlichen Aufnahme einiger Spinnenbeine, Fliegenaugen, Diatomeen, 
Blutkörperchen und Pflanzenschnitte Grosses in der Mikrophotographie zu 
leisten glauben, ist die Anwendung des diffusen Tageslichtes, sowie des ge- 
wöhnlichen, nicht eoncentrirten Sonnenlichtes für Diejenigen, welche die Photo- 
graphie als ein werthvolles bequemes und tägliches Hilfsmittel bei ihren Unter- 
suchungen verwenden wollen, durchaus unbrauchbar. Ich weiss aus meiner 
nunmehr bald 20jährigen Praxis in der Mikrophotographie sehr wohl, dass 
es möglich ist, sowohl mit diffusem Tageslicht, wie mit nieht concentrirtem 
Sonnenlicht unter Umständen ganz vortreffliche Bilder zu erhalten. Wer aber 
die Mikrophotographie nicht als eine angenehme Unterhaltung in Mussestunden, 
sondern als Hilfsmittel bei der Arbeit anwenden will, wird sich nicht darauf 
einlassen können, viele Stunden auf die Einstellung und Aufnahme äusserst 
liehtschwacher Bilder zu verwenden, wenn es bei der Anwendung eoncentrirten 
Nova Acta XLI. Pars I, Nr. 3. 21 
