— 105 — 
ces temps sont égaux, l'intervalle pendant lequel les ai- 
guilles sont en mouvement, sera rigoureusement celui 
qu'on veut mesurer. Maintenant l’on sait que ces temps 
de l'ancre varient avec l'intensité des courants et d’une 
manière différente pour l'ouverture et la fermeture des 
courants. [l s’agit donc d’abord de trouver pour chaque 
instrument spécial l'intensité du courant, pour lequel les 
temps d'attraction et de relâchement soient égaux. On s’en 
assure par une expérience spéciale, en faisant tomber 
une boule par des hauteurs différentes, dans la proportion 
de 1 : 4, et en variant l'intensité du courant jusqu’à ce 
que les nombres indiqués par le chronoscope pour les 
temps de chute soient exactement dans la proportion de 
hs 2 
Ce point réglé, on peut se demander d’abord quelles 
sont les limites d’exactitude que les mesures exécutées 
avec le chronoscope permettent d'atteindre. D'après la 
construction on voit d'abord qu'une seule mesure ne sau- 
rait être exacte au delà d’un millième de seconde, puisque 
la petite fourchette qui arrête ou dégage le rouage des 
aiguilles peut s'appuyer d’abord sur le coin d’une dent et 
et ensuite glisser soit à gauche soit à droite. Pour nous 
former une idée sur la limite supérieure de l'erreur du 
chronoscope, nous avons répété l'expérience de la chute 
d’une boule de la même hauteur un grand nombre de 
fois, et calculé, par les écarts qu'on obtient, l'erreur 
moyenne. Voici les résultats: 
