— 106 — 
Expériences de chute. 
ete nn Et Ed ns el 
À Erreur à x 
S | Move ë Erreur à 
DATES. |25| 4 | craindre | craindre 
: E © NPA de la d’une REMARQUES. * 
1861. Ze PSE moyenne | observat. 
È m 
d'air: 43 ah 3ieghdts Eds 
s. S. S. 
27 octobre 25 | 0,2528| + 0,0006 | + 0,0029 } Chronographe I. 
Id. 50 | 0,2515 0,0006 |  0,0042 Même hauteur. 
4 novembre 29 | 0,2014 0,0003 0,0019 
' | Chronographe al! 
b » 35 | 0,2006 0,0003 0,0017| Même hauteur. : 
6 » 28 | 0,1984 0,0002 | 0,0011 
| 
LES 28 | 0,1903| 0,0002 |  0,0012 ! courant normal. 
| 
He à 32 | 0,1868| 0,0002| 0,001 
* Dans les premières expériences le courant était trop faible. 
On voit donc d'abord que non seulement, comme nous 
le disions toute à l'heure, les indications du chronoscope 
changent avec l'intensité du courant, mais aussi la régu- 
larité de sa marche en dépend essentiellement. Ensuite 
l'erreur moyenne d’une observation, pourvu qu'on emploie 
la force voulue du courant, ne dépasse pas 2 millièmes 
de seconde, de sorte qu’une vingtaine d'observations suf- 
fisent pour réduire l'erreur à craindre du résultat au des- 
sous même d'un demi-millième. 
Enfin pour pouvoir réduire les observations convenable- 
ment, 1l fallait savoir jusqu’à quel point le chronoscope 
élait règlé sur le temps moyen, ou bien il fallait détermi- 
ner la valeur en temps d'une division du cadran supérieur. 
Comme je ne disposais pas encore d’un interrupteur de 
pendule, j'ai fait cette détermination à l’aide d’un mani- 
pulateur télégraphique ordinaire; en me plaçant vis-à-vis 
de la pendule normale dont je suivais l'aiguille à seconde, 
