— 248 — 
OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
faites à l'Observatoire cantonal de Neuchâtel, pendant le mois 
de Décembre 1861, 
par M. HIRSCH, directeur de l'Observatoire. 
M. Francis Galton de Londres, ayant eu l'intention de àres- 
ser des cartes résumant toutes les observations météorologiques 
de l’Europe, avait demandé à notre comité météorologique 
de concourir à ce travail. Il se bornait à demander les obser- 
vations pendant le mois de décembre. Le comité chargea M. 
Hirsch de faire ces observations spéciales, qui ont été adres- 
sées par lui à M. Galton avec les explications suivantes: 
La position géographique de l'observatoire est: 
Latitude 47 0’ 
Longitude 27" 49% = 6° 57! à l’est de Greenwich. Le ni- 
veau du mercure dans la cuvette du baromètre 1604 pieds 
anglais au-dessus de la mer. 
L'observatoire est situé sur une colline à 52 mètres au-des- 
sus du lac de Neuchâtel, dont il est éloigné horizontalement 
de 500 pieds environ vers le nord; il est adossé contre la 
chaîne du Jura, qui, s'élevant à 3600 pieds environ au-dessus 
de la mer, lui coupe 12° de l’horizon du nord. Vers les autres 
côtés l'observatoire domine le lac et est en face de la chaîne 
des Alpes. — Le bâtiment, éloigné de toute autre construc- 
tion habitée, est entouré d’un bois et de vignes. — Les ther- 
momètres sont placés devant la façade nord du bâtiment, 
à 5 pieds au-dessus du sol et à la même distance du mur. 
— La girouette se trouve au haut du mât du paratonnerre, 
à 45 pieds au-dessus du sol. — Le baromètre est un baro- 
métre Fortin, construit par Fastré aîné, de Paris. Son tube a 
0,54 pouces de diamètre; son échelle, divisée directement en 
demi-millimètres, donne au moyen d’un vernier les 0,02. 
L’instrument a été comparé pendant un mois à celui de lob- 
servatoire de Paris, et sa correction, par rapport à ce dernier, 
a été trouvée — + 0%",61, La lecture du baromètre est ré- 
