ù — 3617 — 
éran devant la flamme, et cela avec une vitesse variable, se- 
lon qu’on place la calotte (C) plus haut ou plus bas. 
Voilà donc la première condition réalisée: un point lumi- 
neux qui se meut régulièrement et dont on peut observer le 
passage devant le fil de la lunette méridienne, tout-à-fait 
comme on observe le passage d’une étoile véritable. 
Pour obtenir maintenant l'interruption du courant au mo- 
ment du passage, on à placé sur le même plateau B qui porte 
le pendule, une tige en laiton, mobile sur deux pointes fines 
et dans un plan parallèle à celui des oscillations du pendule. 
Cette tige repose, dans sa position verticale, contre un buttoir 
(H) fixé solidement dans le pilier; en outre, on a fixé au pen- 
dule un bras horizontal (R), lequel, lorsque le pendule fait son 
excursion orientale, vient appuyer contre la tige (L) et l’'en- 
traîne dans cette oscillation en l’abandonnant dans sa position 
de repo. au moment où le pendule passe par la verticale pour 
commencer son excursion occidentale. La tige (L) et le bras (R) 
portent aux points où ils se touchent, des contacts en platine, 
et les deux sont en outre reliés métalliquement aux deux fils 
qui, en sortant du bâtiment de la mire, sont conduits à lob- 
servatoire, où se trouvent le chronoscope et la pile. On com- 
prend facilement que de cette manière le courant est établi 
pendant tout le temps de l'excursion orientale du pendule, et 
qu’il est interrompu à l’instant où le pendule passe la verticale. 
Pour obtenir le réglage exact sous ce rapport, on a fixé une 
vis micrométrique (v) à l'extrémité de la tige (L); on laisse le 
pendule venir au repos, on amène le fil mobile de la lunette 
(qui sert à observer les passages) à bisecter l'étoile artificielle 
dans cette position, et en même temps on règle la vis (v) de 
manière à ce que le contact soit justement et à peine établi, 
ce dont ôn s'aperçoit avec une grande sûreté par le chronos- 
cope qui fait entendre une suite d’interruptions et de rétablis- 
sements du courant avec des intervalles excessivement courts, 
ce qui prouve en effet que les deux surfaces du contact se 
touchent à peine. — Après avoir ainsi réglé l'appareil, l’obser- 
vation se fait simplement ainsi: 
Un aide écarte le pendule et le lâche, ainsi que je l'ai dit, 
et lorsque le pendule revient, en passant par la verticale, il 
interrompt le courant et fait marcher le chronoscopes; lab- 
