BE US 
la citerne par de l’eau amenée de la ville. Les frais oc- 
casionnés ainsi montent à 50-60 francs par an. Jusqu’à 
présent, je n’ai encore aperçu aucun effet des démar- 
ches qui, sur la demande réitérée de votre Commission, 
ont dû être faites auprés des autorités municipales, re- 
lativement à cet objet. 
II. Instruments et bibliothèque. 
Je mets des soins particuliers au bon entretien de nos 
instruments précieux, qui, comme vous aurez pu vous 
en convaincre, sont bien conservés. Aussi fonctionnent- 
ils à mon entière satisfaction. Je n’ai eu à faire cette 
année que de petites réparations ; ainsi, j'ai dû rem- 
placer la vis micrométrique de l’oculaire de la lunette 
méridienne par une autre, que l’habile artiste, M. Kern 
d’Aarau, a exécutée avec beaucoup de soins. Ensuite, 
toujours en vue d'éviter l’oxidation du bain de mercure, 
j'ai remplacé le vase métallique, qui le contenait, par 
un autre en cristal. 
Nos différentes pendules continuent à bien marcher; 
celle de Houriet a été nettoyée par M. William Dubois, 
du Locle ; on y a ajouté un arc divisé, et changé le poids 
moteur qui, à certains points de la descente, frottait 
contre les parois de la boîte, par un autre d’une forme 
plus allongée. Pour la pendule électrique, qui d’ailleurs 
fonctionne toujours admirablement bien, j'ai échangé les 
piles Daniell, qui coûtaient trop, contre d’autres piles 
de la construction de M. Hipp, qui tout en donnant des 
courants d’une force et d’une constance pareilles aux 
piles Daniell, occasionnent moins de frais d'entretien. 
Les cadrans électriques qui donnent l'heure moyenne et 
l'heure sidérale à la coupole sont installés, 
