2 Se 
téorologiques, nous n’avions qu’à ajouter un psychro- 
mêtre et un pluviomètre, maintenant déjà installés dans 
la cour, et à modifier les heures de nos observations, 
pour les rendre conformes à celles des autres stations. 
Voulant contrôler les nouveaux instruments que j'avais 
reçus, j'ai d’abord trouvé des différences trés-considé- 
rables dans les températures indiquées par plusieurs 
thermomètres installés dans la même cage à un pied de 
distance et tous garantis contre l’action directe du so- 
leil. Quoique moins considérables que celles qu’on con- 
naissait déja pour des thermomètres installés à des 
hauteurs diflérentes de quelques pieds, ces différences 
sont peut-être encore plus curieuses, et montrent quels 
soins il faut mettre à l'installation identique des ther- 
momètres dans les différentes stations, si l’on veut com- 
parer leurs indications et en tirer des conclusions mé- 
téorologiques et climatologiques. En même temps, j'ai 
constaté la nécessité d’une petite correction dans Île 
calcul de l'humidité par le psychromètre, due à la 
présence de mousseline autour d’une des boules de 
thermomètre. 
J'espère que les observations météorologiques que 
je poursuivrai désormais avec régularité et toute l’exac- 
titude que les excellents instruments comportent, con- 
tribueront pour leur part à la réussite de l’étude im- 
porlante et, je n’en doute pas, riche en résultats, qui 
a été entreprise, et qui est dirigée avec tant de zèle et 
d’habileté par le comité météorologique suisse, d'autant 
plus que notre Observatoire est la seule station du ré- 
seau qui soit située exactement au-dessous d’une autre 
(Chaumont) et cela de 2000 pieds, et qu’elle se prête 
par conséquent admirablement aux recherches des dif- 
férences qui ont lieu aux mêmes instants dans l’état 
