— 479 — 
pendules et des chronographes n’est pas absolument régulier, 
enfin parce qu'on commet dans le relevé des signaux de pe- 
tites erreurs, à cause de l’imperfection de la machine de relevé 
et par suite de l’épaisseur variable des traits et de la rugosité 
du papier. Pour qu'on puisse apprécier les limites dans les- 
quelles ces différentes causes rendent imparfait l’enregistre- 
ment électrique, je vais vous communiquer les erreurs que la 
comparaison des deux chronographes nous a fournies : 
L'écart moyen d'enregistrement pour un fil ob- s 
servé à Neuchâtel est . . . . Æ 0,033 
L'écart moyen d’enregistrement Dé un fil 6b- 
servé à Genève est. . . . FU NUS 
L'écart moyen d'enregistrement UE un paie 
de Neuchâtel est. . . . ARR AE 4 
L'écart moyen d'entéshtrénèn is un dre 
RÉPÉTÉ ER M SUR) PA UAREREOENE AIRES 
L'écart moyen d'enregistrement pour une valeur 
de la différence de longitude est . . . . . + 0,014.5 
L'écart moyen d'enregistrement pour la valeur 
moyenne de la différence de longitude est . . + 0,001.3 
Comme nous avons employé pour l’enregistrement à dis- 
tance les courants ordinaires de pile et plus tard des courants 
d'induction, il est intéressant de voir quel genre de courants 
offre la plus grande exactitude pour l'enregistrement; eh bien, 
on voit que l'écart d'enregistrement d’une observation d’un fil 
est : 
Pour les courants ordinaires des piles . Æ 0,0253 
» d’induction . . . . + 0,0317 
On voit donc que, contrairement à notre prévision, il existe 
une légère supériorité (d'environ 0°,006) pour les courants or- 
dinaires, résultat qui s’est confirmé plus tard par les recher- 
ches que nous avons faites avec ces deux genres de courants 
dans la comparaison automatique des pendules. 
En prenant la moyenne des deux genres de courants, on 
trouve que l'écart moyen sur l'enregistrement d’un fil est, pour 
des appareils comme les nôtres, environ 0°,03; en attribuant 
une part d'erreur égale à chaque chronographe pour produire 
l'écart, cette erreur serait de + 0°,021; et qu'on remarque 
