49 :- 
Certes, ces chiffres sont réjouissants et démontrent la 
grande perfection que l'horlogerie de précision a atteint 
dans notre pays; on ne peut pas douter que la distribution 
journalière de l’heure astronomique dans tous les centres 
de fabrication n’y ait contribué pour beaucoup; on s’en 
aperçoit du reste par cet autre indice que les montres sont” 
réglées d’année en année toujours plus près de l’heure 
moyenne. 
Un seul défaut que j'ai remarqué assez généralement 
dans les chronomètres, c’est le réglage imparfait de la com- 
pensation, défaut que j'attribue essentiellement à la mau- 
vaise construction des étuves, dont nos artistes se servent 
pour observer les chronomètres au chaud. Ce sont ordinai- 
rement de petites boîtes en métal qu’on chauffe au moyen 
d’une lampe; dans ces conditions, il est presque impossible 
d'obtenir une température tant soit peu constante, de sorte 
qu'il est très difficile de déterminer la température moyenne 
dans laquelle la montre a marché, si l’on n’observe pas le 
thermomètre à des intervalles très-rapprochés; avec une 
telle astriction, on ne peut pas laisser les chronomètres assez 
longtemps dans ces étuves, pour être sûr du résultat. Je 
me permets de recommander de nouveau aux artistes qui 
peuvent se procurer le gaz, de se servir d'une étuve à tem- 
pérature constante d’après la construction que j'ai donnée 
à celle de l'Observatoire. 
Pour continuer la statistique des chronomètres sous le 
rapport des organes principaux, telle que je l'ai commen- 
cée l’année dernière, je trouve d’abord pour les différents 
genres d’échappements les nombres suivants : 
48 à ancre, avec une variation moyenne de 45,39. 
45 à bascule, id. id. 1,28. 
5 à ressort, id. id. 4,37. 
4 à tourbillon, id. id. 0,64. 
Moyenne générale 1,28, 
