ou s appliquent I'une dans Tautre par des surfaces usees a remtiri. 

 Pour que les precaulions prises ne puis.sent etre blamees, j'ai enci.iv 

 employe rohtui-ation a I'aide du inercure aux er.dioits non soud(^s 

 ou les parties s'appliquent Tune dans I'autre par des surfaces usees 



Au cours de I'experience, on a encore besoin de plusieurs appa- 

 reils, comme par exemple le rheostat ^lectrique, I'inducteur a etin- 

 celles Ruhmkoril, la machine pneumatique, I'appareils pectrosco- 

 pique, le microscope, etc., lesquels, quoique essentiels au cours des 

 examens, ne sont que des instruments accessoires. II est naturel 

 qu'au cours de ma description, je ne ferai connaltre que I'appareil; 

 quant aux connaissances necessaires au maniement des instrumenls 

 enumert^s, je suis oblige de les omettre et de renvoyer les le-Jteurs 

 qui s'y interessent aux traitfe de physique, de microscopic et 

 microchimie. 



La figure 2 represente I'aspect general de I'appareil. La figure 1 

 montre le plan de I'appareil reduit au onzieme environ, et 

 contenant les donnees de construction et les dimensions. 



Au milieu du dessin, on voit sur ces figures le vase de culture A 



(^lectrolytique B servant a d^velopper I'oxygene. Les electrodes en 

 platine bi — b^ sont introduites dans cet appareil k I'aide des bou- 

 chons uses a I'emeri bi — bs. Les globes en verre B se retr6cissent 

 a leur partie superieure et supportent les robinets be — b;, ainsi 

 que les recipients a mercure bio — bn qui entourent les robinets 

 et contiennent du mercure. Au-dessus des robinets sont places 

 les tubes servant a evacuer les gaz. Ces tubes supportent les refri- 

 gerants b,j — hg. Le tube en verre de gauche, qui sert k Evacuer 

 I'hydrogene, fait, apres avoir atteint la hauteur de 80 cm., un coude 

 horizontal et descend ensuite perpendiculairement jusqu'au niveau 

 inf^rieur de I'appareil, et il se termine dans le flacon big de maniere 

 que son extr^mite se trouve sous la surface du mercure contenu 

 dans ce flacon. La couche de mercure sert a boucher le tube, de 

 sorte que les gaz peuvent quitter I'appareil, mais I'air ne peut y 

 p^netrer.L'epaisseur de la couche de mercure, dans le cas oil I'ap- 

 pareil est construit d'apres les mesures donnees, doit etre exacte- 



