ment de 4 mm., car les dimensions en sont calcul^es de la sorte (1). 

 L'oxygene se developpant k I'^lectrode de droite passe h travers 

 le refrigerant bg et arrive dans le vase k culture A, qu'il quitte 

 ensuite par le tube en verre at. Ce tube s'^leve perpendiculairement, 

 forme en ae un petit globe et se termine dans le vase a? sous la surface 

 d'une couche de mercure. Ge flacon qui contient du mercure sert, 

 ainsi que le flacon bi^, k permeltre I'echappement des gaz accumul6s, 

 en empechant cependant la penetration de I'air. L'6paisseur de cette 

 couche de mercure est, ici de meme, exactement de 4 mm., a partir 

 de I'extremite inf^rieure du tube. 



Ce meme tube en verre a un embranchement sonde en as qui 

 porte a son extremity le tube spectroscopique C. A la naissance 

 de I'embranchement se trouve le robinet ci, qui est entoure du 

 recipient a mercure ct, dont le mercure assure la fermeture herm6- 

 tique ; puis, sous le recipient, le tube se divise en deux branches en 

 Ci. La branche horizontale reste horizontale sur une certaine lon- 

 gueur et monte ensuite a la hauteur de 78-79 cm., puis redescend 

 et aboutit dans le mercure du flacon a. D'apres les calculs precis, 

 la couche de mercure doit etre aussi de 4 mm. d'^paisseur; ainsi que 

 dans les cas precedents, elle preserve I'interieur de I'appareil de la 

 penetration de I'air, meme dans tous les cas de variation atmosphe- 

 rique, c'est-a-dire a la difference de pression de 760-800 mm. 



La branche, qui descend a partir de C3, porte a son extre- 

 mite le tube spectroscopique G. Au niveau de cet embranchement 

 se trouve en ce, une allonge s'adaptant par des surfaces usees a 

 remeri, et dont la fermeture hermetique est assuree au moyen 

 d'un recipient a mercure. 



Le modele du tube spectroscopique differe des anciens modeles. 

 Ge modele est fabrique par la fabrique d 'instruments R. Gcetze a 

 Leipzig, et est vendu sous la marque « type C »; il est de beaucoup 

 superieur k I'ancienne forme, car en produisant une image spec- 

 troscopique plus forte et d'une clarte plus intense, il facilite et 

 rend plus sure I'analyse spectrale. 



Un embranchement, sonde a la parol du vase a culture A, 



(1) Ghaque partie de I'appareil est construite d'apres des calculs precis. 

 Je ne peux, h cause du manque de place, donner ici ces calculs, ainsi que les 

 menus details exp6rimentaux. Cependant, les chercheurs qui s'y int6ressent, trou- 



