6tait dispose obliquement, le poids du raercure occasionnerait 

 facilement la casae de certaines parties. II faut serrer lo moins 

 possible I'appareildansles treteaux, car la tension pent farilement 

 faire eclater certaines parties de I'appareil. Gependant il est utile 

 de bien enchasser le vase h culture A, et de soutenir las reci- 

 pients de mercure ag et a pour que les tubes en verre ne se cassent 



La figure 2 ofTre des indications utiles pour la disposition 

 de I'appareil, 



c) Mise en train de I'appareil. 



Dans la description precedente, nous avons d^signe la place 

 de chaque partie de I'appareil; nous allons maintenant indiquer 

 comment on dispose d'une maniere definitive les diff^rentes parties. 

 Nous eioignons, avant tout, les parties bs — a^, A, ainsi que toutes 

 les parties de droite, qui sont en rapport avec elles, de sorte que 

 I'appareil dectrolytique reste seul a sa place premiere. Ensuite, 

 nous remplissons I'appareil 61ectrolytique d'eau distill^e, qu'il 

 est bon de rendre conductrice avec de la soude (NaOH). Si 

 I'appareil a 6te construit d'apres les mesures du plan ci-dessus, 

 il faut a peu pres 4-5 litres d'eau. La quantity de soude a dis- 

 soudre doit etre telle qu'elle permette a un courant de 1,5-2 

 Amperes de passer par I'appareil, a la temperature du laboratoire. 

 Pour cela, il faut a peu pres 50-100 gr. de soude. 



Ensuite nous mettons de la graisse a robinet sur les robinets 

 be et by et aux bouchons k surfaces usees a I'emeri b4 et bs, qui 

 supportent les electrodes. Puis nous attachons solidement les 

 bouchons ainsi que les allonges au-dessus du robinet b7-b6 a 

 I'aide des petits crochets, qui sont en ces points. Pour assurer la 

 fermeture hermetique, nous versons du mercure dans les reci- 

 pients bi, bs et bii de meme que dans le flacon bia; dans ce <!• r- 

 nier, une quantite suffisante pour couvrir l'extremit6 du lulu-, 

 une couche epaisse precis^ment de 4 mm. 



On fait ensuite bouillir I'eau de I'appareil eiectrolytiipu; ;'i 

 I'aide du courant eiectrique, pour en chasser completement I'azote, 

 et pour faire ^vacuer I'air de I'interieur de I'appareil. On peuttres 

 aisement chauffer, porter k I'ebullition et operer le refroidissement 

 du liquide a I'aide d'un rheostat convenable et d'un appareil de 



Rov. Gf'ii. de Botanique. — XXVI. **• 



