Ein neues Compressorium. 
Von 
Hermann Fol, 
Privatdocent in Genf. 
Mit einer Figur in Holzschnitt. 
Schon längst haben die Mikroskopiker den Mangel eines wirk- 
lich guten Compressoriums gefühlt. Ihren Anforderungen scheinen 
die bisher vorgeschlagenen Modelle nur theilweise zu entsprechen. 
Wozu würde sonst ein geübter Naturforscher eine Methode ausführ- 
lich beschreiben und anpreisen, welche jeder Anfänger so lange 
angewendet hat, bis er sich eines brauchbaren Compressoriums zu 
bedienen lernte? Ich brauche wohl nicht besonders darauf hinzu- 
weisen, dass ich AUERBACH’s Methode der Compression durch Capillar- 
Adhäsion im Sinne habe. 
Ich beabsichtige keineswegs mich ausführlich über die Uebel- 
stände der meisten Compressorien zu verbreiten. Nur kurz will 
ich erwähnen, dass ihre Mängel vornehmlich sich bei der Stellung 
der Glaslamellen und am Parallelismus derselben wahrnehmen las- 
sen. Ein seit längerer Zeit in England gebrauchtes Instrument ist 
mit den angeführten Mängeln weniger behaftet als es diejenigen 
Instrumente sind deren man sich auf dem Festlande bedient. Die 
Engländer nennen es »live-box« wegen seiner Aehnlichkeit mit einer 
runden Schachtel. Zur Beschreibung dieses Instrumentes erwähne 
ich nur dass es aus zwei breiten niedrigen, vertical gestellten Cylin- 
dern besteht, welche genau ineinander passen. Der innere Cylin- 
der trägt an seinem oberen Rande in horizontaler Lage ein rundes 
Objectglas, während der untere Rand in die runde Oeffnung einer 
