Ein neues Compressorium. 441 
ebenfalls metallenen Platte genau eingefügt ist. Dem äusseren, auf 
ersterem leicht verschiebbaren, Cylinder ist an seinem oberen Theile 
ein rundes Deckglas angebracht. 
Der Gebrauch dieses Instrumentes ergibt sich aus dem Bau 
desselben. Wird das zu untersuchende Object in einem Fliissigkeits- 
tropfen auf das Objectglas gebracht und mit dem, im Deckel ein- 
gefassten Deckglase bedeckt, so lässt sich vermittelst der reibenden 
Bewegung der Abstand beider Lamellen dermassen reguliren, dass 
das Object, respective das Thier durch leisen Druck fixirt oder 
beliebig gequetscht wird. Ein nicht geringer Vortheil dieses In- 
strumentes besteht darin, dass das Object in einer feuchten Kam- 
mer liegt, worin die Flüssigkeit uur sehr langsam eintrocknet; da 
es ferner von einer gewissen Quantität Luft umgeben ist, so können 
lebendige Thiere mehrere Stunden darin fortleben bis diese Luft 
verbraucht ist und Erstickung eintritt. Solehe Compressorien be- 
nutzte CLAPAREDE, und von ihm lernte ich den Gebrauch der- 
selben kennen. Auch liess er sich solche von grösserem Durch- 
messer, bis zu 2 Zoll, zur Beobachtung grösserer Thiere anfertigen. 
Ich benutzte selber dieses Instrument längere Zeit und fand es, 
namentlich am Meeresstrande, sehr bequem und zeitersparend. Ein 
Nachtheil machte sich aber namentlich bei Anwendung stärkerer 
Vergrösserung sehr fühlbar. Das ins Compressorium gelegte Objeet 
kommt nämlich einen Centimeter und mehr über dem Mikroskoptische 
zu liegen; die Entfernung vom Diaphragma ist somit zu gross und 
macht die Anwendung von Concentrations-Apparaten bei durchfal- 
lendem Lichte rein unmöglich. Diesem Uebelstande suchte ich 
dadurch abzuhelfen, dass ich die Vorrichtung umkehrte. Ich liess mir 
ein neues Modell anfertigen, bei welchem das Objectglas in einer 
Fläche mit der Metallplatte liegt und von einem eylinderförmigen 
Ringe umgeben ist. In diesen Ring passt ein kleinerer beweglicher 
Cylinder genau ein; am unteren Rande des lezteren ist das Deck- 
glas fest gekittet, während der obere Rand zum Anfassen mit den 
Fingern einen breiten Rand trägt. Dieses Compressorium lässt sich 
auch bei den stärksten Vergrösserungen anwenden: es dient eben- 
falls als feuchte Kammer und besitzt alle Vortheile des früheren. 
Es dürfen jedoch die beiden Cylinder nicht zu eng sein, weil die 
Objectivlinse innerhalb des innern Cylinders eingestellt werden muss, 
wodurch der peripherische Theil der feuchten Kammer für die mi- 
kroskopische Beobachtung verloren geht. Man ist daher genöthigt 
nur solche von grösserem Durchmesser zu gebrauchen und dabei wird 
