442 E: 
ein Nachtheil, den die kleineren Compressorien schon hatten, sehr 
fühlbar. Die Bewegung der beiden Cylinder aufeinander kann näm- 
lich nur unter der Bedingung regelmässig sein, dass die Höhe des 
Cylinders nicht weniger als das Dritttheil des Durchmessers dessel- 
ben beträgt. Bei grösserem Durchmesser müssten somit beide Cy- 
linder eine beträchtliche Höhe besitzen, ja eine solche Höhe, welche 
das Instrument unbrauchbar machen würde. Sonst kann es leicht 
vorkommen, dass das innere Stück sich schief stellt, wodurch als- 
dann der Parallelismus der Glasscheiben gestört wird. Ja das innere 
Stück kann dabei in eine so schiefe Lage gerathen, dass es sich 
nur mit Mühe wieder richtig stellen lässt. 
Es musste daher das Compressorium so hergestellt werden, dass 
bei Benützung aller Vortheile, welche die zuletzt besprochenen hat- 
ten, auch deren Nachtheile beseitigt wurden. Dem Professor THurY, 
ehemaligem Director der hiesigen Fabrik physikalischer Instrumente, 
gelang es nach einigen Versuchen ein solches Instument zu verfer- 
tigen. Ich habe dasselbe nur in den Grössenverhältnissen modificirt 
und lasse dessen Beschreibung hier folgen. 
Das untere Stück besteht aus einer durchlöcherten Metallplatte /P) ; 
j der runden Oeffnung ist 
== eine Glasscheibe von 4 
Hi Centim. Durchmesser ein- 
gefiigt. Rings um die etwas 
über das Niveau der Platte 
erhabene Glasscheibe läuft 
eine kreisförmige Rinne. 
7? Behufs leichteren Drehens 
auf dem Mikroskoptische 
ist die Platte in polygona- 
ler statt quadratischer Form geschnitten. Auf dieser Platte ist nun seit- 
lich ein doppelter Cylinder angebracht. Der innere kleine Cylinder (e) 
ist der mehrerwähnten Platte angefügt, während der darüber befind- 
liche, hohle (C) so verfertigt ist, dass er auf demselben mittelst 
einer Springfeder und einer Mikrometerschraube leicht auf und ab 
bewegt werden kann. Diese Bewegung gleicht vollkommen der 
»feinen Einstellung« der meisten Mikroskope. 
Der obere Cylinder trägt nun mittelst eines horizontalen Arms 
(A) einen Ring (AR), in welchen das obere Stück (D) des Compres- 
sorium hineinpasst. Letzterer Theil hat ganz dieselbe Gestalt wie 
beim vorigen Modell und trägt ebenso am unteren Rande die, als 
aim m 
_— 
SS rs: 
i — 
——— y= 
yy 
—— a 
a | 
my = mem 
S 
Si ~ 
Ri 
= 
