123 
tallstiften verbunden, welche dazu bestimmt sind, die Lei- 
tungsdrähte aufzunehmen, die den Strom zu den Galvano- 
cauteren führen. 
Zink “ 
Kohle 5 
Zink = 
Kohle 3 
Zink I 
Zink--I-. 
Kohle \ 
nk) 
Kohle ; 
Zune... 4 
Zink i 
Kohle ee Ur NS 
Ln——————>r 
h Kohle -————-i 5 
Ziuk i 
Beistehendes Schema wird die Verbindung der Ele- 
mente anschaulich machen. Obschon die Batterie allen 
Anforderungen der „Chirurgen“ entspricht und daher keine 
Modifikation bedarf, wird es „Physikern“ doch ein Leich- 
tes sein, die Elemente zu zwei oder einer Kelte zu ver- 
binden oder nach Gefallen auch die Batterie in mehr als 
3 Ketten zu zerlegen. — 
Die Platten stehen, einander parallel, auf einer aus 
gehärtetem Cautschouc gearbeiteten Basis, welche aus 
zwei Lagen besteht, die an den Rändern luftdicht ver- 
bunden sind, aber im Uebrigen eine Höhlung bilden, wel- 
che den Eintritt der Luft gestattet, die durch 2 von der 
Basis bis über den Deckel der Batterie senkrecht aufstei- 
gende Cautchoucröhren zugeführt wird. Die unteren Oefl- 
nungen dieser Röhren münden in die Höhlung zwischen 
den beiden Bodenplatten, von welchen letzterern die obere 
mit feinen zahllosen Löchern versehen ist. Wird nun in 
die oberen Röhrenöffnungen Luft eingeblasen, so dringt 
diese in den Raum zwischen die Platten der Basis und 
durch die kleinen Löcher in die Flüssigkeit, in welche 
der ganze Apparat getaucht wird. Der Deckel des In- 
struments ist mit einem Griff aus Messing und 8 Oefl- 
nungen versehen, von denen zwei die zur Verbindung der 
Pole mit den Leitungsdrähten bestimmten Metallstilte pas- 
siren lassen, zwei die Röhren zum Eiublasen der Luft 
aufnehmen. Vier Oeffnungen lassen ebenso viele Caul- 
choncsänlen durchtreten, welche von der Basis aufsteigend 
zur Befestigung des Deckels dienen. Eine Art Bänder 
von Cautchouc, welche quer durch die Plalten gehen, 
geben dem Apparat einen gewissen Halt. Ein. Schlauch 
von Guttapercha der an dem einen Ende mit einem Blase- 
baig verbunden wird, dessen anderes Ende sich aber in 
zwei Arme theilt, um die beiden Mündungen der erwähn- 
ten Röhren oberhalb des Deckels aufzunehmen, bildet das 
Schlussrequisit des Instruments. 
Ich lasse die Instrucion Grenet’s für den 
124 
Gebrauch der Batterie bei 
folgen: 
Man wählt einen nicht metallischen Reeipienten von 
Glas, Holz oder Porcellan und von der doppelten oder 
dreifachen Capacität des Volumens der Batterie, schüttet 
die Quantität des nöthigen Wassers hinein, der Art, dass 
beim Eintauchen der Batterie die Oberfläche des Fluidums 
1 bis 2 Cenlimeter unterhalb des Deckels bleibt. Man 
mischt alsdann Schwefelsäure mit dem Wasser und zwar 
in verschiedenen Proportionen, jenachdem man grössere 
oder geringere Wirkung der Säule erzielen will, 4, 4, 
4/5 u. s. w. oder besser noch bis zur mässigen Erhitzung 
der Flüssigkeit, wovon man sich durch Eintauchen des 
Fingers leicht überzeugt. Hierauf setzt man doppelt- 
chromsaures Kali (gegen 100 grammes auf ein Litre der 
Flüssigkeit) hinzu, das man vorher hat pulvern lassen. 
Man rührt die Mischung zur leichteren Lösung um. 
chirurgischen Operationen 
Die Quantität des Kali bichromatum vermehrt oder 
vermindert man, jenachdem die Flüssigkeit mehr oder 
minder angesänert ist, 
Die Mischung kann unmittelbar zum Gebrauch ver+ 
wandt werden, doch ist es besser, sie vorher abkühlen 
zu lassen, besonders wenn sie viel Säure enthält und die 
Experimente sich mehrere Stunden hinziehen sollen. Man 
taucht die Bälterie bis zur Höhe des oberen Randes der 
Kohlenplatten in die Flüssigkeit und befestigt Cautchouc- 
schlauch nebst Blasebalg in bereits erwähnter Weise. 
Wenn Alles in gutem Stande ist, so entwickelt sich we- 
der Geruch noch Hitze in der Säule. Die Leitungsdrähte, 
aus feinem Kupferdratih gesponnen und mit isolirender 
Hülle verschen, werden an den beiden Polen befestigt und 
nehmen an ihren anderen Enden die galvanocaustischen - 
Instrumente auf. Es sei hier nochmals bemerkt, dass die 
Kraft der Säule für alle Arten derselben ausreicht und es 
keiner Modificalion bedarf. 
Begiunt man nun, Luft durch den Blasebalg einzu- 
blasen, so dringt diese durch die Kanäle in die hohle 
Basis, von da durch die kleinen Löcher in die Flüssigkeit, 
welche so in ziemlich heftige Bewegung versetzt wird. 
Das Cauterium erglüht bei geschlossener Kette alsbald nnd 
der Strom bleibt constant während der ganzen Dauer des 
Einblasens.  Verlangsamt man dieses, so lässt die Inten- 
sität des Stromes nach und folglich auch die Hitze des 
Platins. Der weissglühende Drath wird bei gelinderem 
Arbeiten des Blasebalgs rothglühend uni verlöscht endlich 
ganz, wenn man das Einblasen unterbricht. Somit 
kann der Operaleur dem Cauterium ganz nach 
seinem Ermessen den zweckentsprechenden 
Temperaturgrad geben. 
Man kann selbstverständlich die Batterie auch zu an- 
deren als galvanocanstischen Zwecken benutzen. Wenn 
es sich darum handelt, durch mehrere Stunden den elec- 
trischen Strom zu erhalten, so genügt es, die Permanenz 
des Sältigungsgrades der Flüssigkeit durch Zuschütten 
von Schwefelsäure und Kalibichromat zu bewahren. 
