125 
Nach Beendigung der Operation hebt man die Bat- 
terie aus der Flüssigkeit und taucht sie in einen mit ge- 
wöhnlichem Wasser gefüllten Eimer, wo sie am besten 
durch kräftige Insufllation in die Tuben und die daher 
entstehende Bewegung des Wassers gereinigt wird. Man 
lässt sie alsdann abtröpfeln und sie ist vollkommen wie- 
der in den Stand gesetzt, um zu neuer Verwendung zu 
dienen. 
Die Batterie ist bis zur vollkommenen Absorplion 
der Zinkplatten, welche leicht wieder ersetzt werden kön- 
nen, dienstfähig, doch sorge man für Amalgamirung die- 
ser Reeruten. Uecbrigens sind die Zinkplalten so stark, 
dass sie für eine grosse Zahl von Operationen ausreichen. 
Das andere Material, wie Kohle und Cautchouc, ‚leistet 
den Säuren für lange Zeit Widerstand. 
Die Flüssigkeit, deren man sich bereits bedient hat, 
kann wiederum verwandt werden, nur fillricre man sie von 
Zeit zu Zeit, um sie vom Zinkvitriol und den Krystallen 
des Chromalaun zu befreien, die sich auf dem Boden des 
Recipienten ansammeln, und selze ‚nach Bedürfniss dem 
decanthirten Fluidum Schwefelsäure und Kalibichromat zu. 
(Aus den Chromalaunkrystallen kann man das Kali- 
bichromat wieder herstellen.) 
Aus der Farbe der Flüssigkeit lässt sich bei ei- 
niger Uebung ihr Sättigungsgrad erkennen. Man prüft 
dieselbe durch Eintauchen eines Stückes weissen Porcellans. 
Ist die Farbe grün oder grüngelblich, so ist dies ein 
sicheres Zeichen, dass der Gehalt an Säure und Salz zu 
gering ist, bei deren Zusatz alsdann eine gelbröthliche 
Färbung entsteht. Den zu grossen Säuregehalt erkennt 
man daran, dass eine in die Flüssigkeit getauchte amal- 
gamirte Zinkplatte einen zähen gelben Belag zeigt, wel- 
chem Umstande man durch Zusatz von etwas Wasser ab- 
hilft. Man thut gut, die Flüssigkeit nicht bis zur grünen 
Färbung kommen zu lassen und begegnet dem durch 
rechtzeitigen Zusatz von Säure und Salz. 
Das Volumen der Batterien variirt von 1 bis zu 3 
und 4 Cubikdecimetern. Ihr Gewicht ist ca. 2 Kilogramm 
pro Cubikdecimeter. Der Preis ist je nach der Grösse 
50, 65 und 75 Francs. 
Zur Anwendung des glühenden Platindrathes bei ca- 
riösen Zähnen hat Grenet nach demselben Principe eine 
sinnreiche Batterie construirt. Ein Glas von der Grösse 
unserer Biergläser nimmt die verdünnte Säure und das 
Bichromat des Kali auf, in welche Flüssigkeit eine kleine 
Zink- und eine gleich grosse Kohlenplatte eingetaucht 
werden. Das Glas wird mit einem Deckel geschlossen. 
Durch zwei kleine nahe dem oberen Rande des Glases be- 
-findliche Oeffnungen kommen kurze Leitungsdräthe von 
den Elementen, um den Platindrath aufzunehmen. An der 
entgegengesetzten Seite des Gefässes mündet ein Glastubus 
ein, durch welchen der operirende Zahnarzt mit seinem 
Munde die Luft einbläst, während er den Recipienten vor 
dem geöffneten Munde des Patienten hält und das Caute- 
rium auf den cariösen Zahn dirigirt. 
Gehen wir nunmehr auf die 5 Momente zurück, wel- 
126 
che wir als Haupthindernisse einer erweiterten Anwendung 
der Galvanocaustik im Eingange bezeichnet haben und be- 
trachten dann, wie diese durch die Grenet'sche Batterie 
beseitigt werden, so ergiebt sich folgendes Resultat: 
1) Die Anschaffung der galvanocaustischen Instrumente 
ist minder kostspielig, wie bisher. Die stärkste 
Batterie kostet nur 20 Thaler. Hierzu liefert Mon- 
sieur Matthieu, der geistvolle pariser Instrumen- 
tenmacher, die Galvanocauteren, Platindrath, Lei- 
tungsdräthe, Blasebalg, kurz, alle Accessoria des 
Apparals, theils nach Middeldorpf’s Angaben, 
theils nach eigenen Verbesserungen für circa 20 bis 
22 Rthlr., so dass man bei einer Ausgabe von 40 
—42 Rihlr. vollkommen armirt ist. 
2) Die Handhabung der Batterie, ihre Ladung, Entla- 
dung, Reinigung, sind die einfachsten Proceduren, 
zu deren Volllührung es kaum einer Gewandheit im 
physicalischen Experimentiren ‚bedarf. 
3) Diese Proceduren absolviren sich in wenigen Minu- 
ten und rauben nicht im Entferntesten so viel Zeit, 
als jede andere Batterie, 
4) Die Speisung der Säule verursacht eine äusserst ge- 
ringe Ausgabe. Man erspart die theure Salpeter- 
säure, zerbricht keine Thoncylinder, stellt vielmehr 
für einige Silbergroschen die ganzen Ingredienzien her. 
5) Der electrische Strom ist bei dieser Batterie eine 
Potenz, die man nach Belieben graduiren kann. 
Diese Eigenschaft begründet ihren Vorzug vor allen 
bisher angegebenen Säulen. Gerade für die Galvano- 
caustik ist dies eine capitale Frage. Wir wissen, 
dass der weissglühende Drath zu schnell die Weich- 
theile trennt und daher Blutungen veranlasst. In 
Paris ist der unglückliche Fall vorgekommen , dass 
eine übereilte Abtragung der krebshaften Zunge durch 
die weissglühende Schneideschlinge eine Hämorrha- 
gie zur Folge halle, welche den Tod herbeiführte. 
Hingegen bekundet der rothglühende Galvanocauter, 
obschon er langsamer schneidet, seine blutstillende 
Kraft. Bei zu geringer Hitze des Platins schen wir 
aber wiederum Blutungen folgen, indem die Weich- 
theile am Metall haften bleiben und sich bei Entfer- 
nung des Instruments, ihm folgend, losreissen. Wel- 
cher Vortheil erwächst dem Operateur nun aus dem 
Umstande, dass er es ganz in seiner Gewalt hat, 
dem Cauterium die Temperatur zu geben, die ihm 
zweckmässig erscheint!® Ein einziges Commando- 
Wort an den die Insufflation besorgenden Gehülfen 
genügt hier, um durch stärkeres oder schwächeres 
Agiren mit dem Blasebalg das Ziel eines höheren 
oder niederen Hitzegrades zu erreichen; genügt, um 
den Erfolg der ganzen Operation zu sichern. — Hin- 
gegen ist jede andere Batlerie nach erfolgter Ladung 
eine feste gegebene Potenz und es ist ein mühsames, 
Herumexperimentiren, die Potenz so darzustellen, 
dass sie eben nur den und den bestimmten, uns 
nothwendigen Hitzegrad des Cauterium erzeuge. Die- 
